http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15821&p=464321#p464321
-----------------------------------
green63
Ven 27 Lug, 2018 14:42

Re: Nuovo schermo in arrivo - Cometeo f8110
-----------------------------------
Dopo alcune prove e dopo aver rimosso il cappello superiore preso in prestito dal comet con differenze appena percettibili, appare ovvio che il miglioramento delle prestazioni dell'8 piatti davis e il suo avvicinamento alle prestazioni del meteoshield non sta nel cappello ma nella base.

La base in alluminio del comet, che permette il fissaggio del cappello superiore, di ottimo spessore, si fa carico di assorbire le radiazioni dirette e conseguentemente del calore prima che questi influiscano sul primo piatto superiore chiuso dello schermo davis.

Il naturale disaccoppiamento di questa base dal primo piatto davis, di circa 1,5cm e conseguente spazio di aria libera sottostante ne favorisce ulteriormente la dissipazione prima che il calore vada ad influire sullo schermo o meglio, sul primo piatto superiore.

Tutto ciò è stato ottenuto senza alcun ombreggiamento artificiale, si tratta solo di una barriera atta ad impedire il surriscaldamento del primo piatto superiore e, conseguentemente, seppur in misura sempre minore, di quelli sottostanti e della camera sensore.

A questo punto concentrerò il mio impegno nel miglioramento di questo aspetto e, qualora si rivelasse la strada giusta, applicare la modifica anche alla vp2, l'intenzione è quella di passare ad una versione più evoluta che ho cercato di descrivere al meglio in questo orribile disegno  :( 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/senza_nome_1.jpg[/img] 

dati attuali

vp2    28,7
davis 8 piatti mod  28,5
meteoshield 28,4

ventilazione 1,5 m/s
radiazione solare 835w/mq


