http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15948&p=466487#p466487
-----------------------------------
Ospite
Sab 15 Set, 2018 22:06

Re: PCE FWS 20 - La Base Indica Sempre Il Valore Zero Per La Pioggia Anche Durante La Pioggia
-----------------------------------
[quote user="green63" post="466485"][quote user="GianLuca" post="466479"]Ciao a tutti. Anche io ho avuto problemi di perdita della ricezione  dei sensori durante la pioggia, che ho risolto riducendo la distanza tra sensori e base. Recentemente, invece, ho riscontrato che la base, pur segnando correttamente tutti gli altri dati, continua a segnare valori di 0 (zero) per la pioggia anche mentre piove. È come se il sensore pioggia si fosse bloccato e trasmettesse continuamente il valore 0. Quindi la trasmissione avviene, sulla base compare il valore 0, ma dovrebbe comparire un valore maggiore di zero, almeno durante la pioggia. Vi è mai successo? Come avete risolto?[/quote]

ciao,
la prima cosa da verificare, se non lo hai gia fatto, e' che il foro di raccolta del pluviometro non sia otturato

Mauro[/quote]

Ciao Mauro,
ti ringrazio per il suggerimento. In effetti alle volte partire dalle ipotesi più semplici è la cosa migliore. Avevi ragione!  Il pluviometro ha subito un bombardamento aereo da parte di un uccello che è riuscito a centrare propio il foro di raccolta del pluviometro   :ohno:   :D  :D  . Evidentemente il "condor", o quello che era perché era enorme, non ha gradito la stazione.  :D 
Grazie e a buon rendere!!!


