http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15821&p=466897#p466897
-----------------------------------
green63
Dom 23 Set, 2018 13:32

Re: Nuovo schermo in arrivo - Cometeo f8110
-----------------------------------
Aggiornamento,
quasi pronta la versione definitiva del davis modificato, manca solo il disco in aerogel che riceverò a giorni.
Ho eliminato l'inutile cappello Comet superiore, ora lo schermo è fissato ad una staffa originale davis

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/4.jpg[/img] 

All'interno inferiore del secondo piatto chiuso è stato applicato un disco in teflon, opportunamente sagomato, di colore nero opaco

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/3.jpg[/img] 

stessa cosa è stata fatta sulla parte stavolta superiore, del secondo piatto chiuso dal basso, così facendo il sensore viene a trovarsi tra due piatti neri

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/2.jpg[/img] 

L'installazione è stata fatta un paio di ore fa sfruttando il palo di supporto del pluviometro professionale

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/1.jpg[/img] 


Vediamo intanto come va, l'ottica è quella di avvicinarsi il più possibile al meteoshield pro, se così fosse sarebbe uno schermo in grado di battere, perlomeno sulla carta, la maggior parte degli schermi a ventilazione naturale professionali, del costo di svariate centinaia di euro

devo dire che anche questo schermo viene a costare un pò, tra piatti, base, staffa e ferramenta varia credo di aver speso in totale almeno 150€

dati attuali
temperatura meteoshield pro 26,6
davis modificato 26,5
vp2 26,8
cielo sereno, radiazione solare 600w/mq, ottima ventilazione da NE, mediamente oltre i 2 m/s
 ;)


