http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15821&p=468681#p468681
-----------------------------------
green63
Ven 26 Ott, 2018 15:03

Re: Nuovo schermo in arrivo - Cometeo f8110
-----------------------------------
progetto da rivedere, e questo per mia colpa, colpa derivante dalla mia scarsa conoscenza in materia di schermature attive, dopo un paio di notti di ragionamenti e approfondimenti ho capito che il mio errore è stato proprio la scelta del piatto ove posizionare la ventola, essendo un piatto con il bordo forato, l'aria aspirata che in parte veniva rimandata in basso dal piatto chiuso superiore, rientrava dai fori andando a falsare le letture

ho pertanto smontato tutto e si riparte da capo  :( 

nel frattempo, però, mi sono adoperato a migliorare le mie conoscenze sulla ventilazione forzata ed ho realizzato questo accrocchio

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2018_10_25_14_41_15.jpg[/img] 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2018_10_25_14_41_16.jpg[/img] 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2018_10_25_14_41_18.jpg[/img] 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2018_10_24_21_58_19.jpg[/img] 

è in test da ieri alle 14, ieri pomeriggio, con sole e scarsa ventilazione, ha fatto registrare circa -0,4° rispetto al meteoshield sulla massima  :eek: 

oggi giornata nuvolosa, quindi inattendibile, i dati di oggi dalla mezzanotte

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2018_10_26_14_52_17.jpeg[/img]


