http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=16147&p=472916#p472916
-----------------------------------
green63
Mar 11 Dic, 2018 16:26

Re: Nuova Stazione Meteo A Montefalco (PG) Loc. San Marco
-----------------------------------
A completamento della risposta precedente, e in difesa della vp2  ;) 
devo dire che questa installazione ha oltretutto un difetto, che personalmente non avrei commesso

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/apogee_1_1544541647_223146.jpg[/img] 

come possiamo notare, l'apogee viene a trovarsi lievemente più basso e distante ad occhio non più di 40 cm dal bordo inferiore del 5 piatti davis, migliore la situazione del siap che si trova più in alto, seppur di poco

l'apogee è dotato di una ventola ad elevato cfm posta superiormente in aspirazione, il tubo inferiore sfrutta l'effetto Venturi, questo provoca una violenta espulsione dalla parte inferiore del piatto superiore di aria, aria che è ovviamente più calda di quella reale, la distanza è insufficiente ad evitare un'interferenza ed un posssibili (anzi probabile) rientro nello schermo della vp2

l'apogee dovrebbe stare alla medesima altezza e distanziato almeno 70 cm dal bordo dei piatti della vp2 ed è così che io lo installerei/installerò
 ;)


