http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=16147&p=484825#p484825
-----------------------------------
green63
Mer 13 Feb, 2019 09:14

Re: Schermi solari (di serie e non): confronti e possibili sovrastime
-----------------------------------
Intanto ieri stavo con un collega valutando il metodo costruttivo dell'apogee ts-100 e del fatto che sfrutti in maniera molto efficace l'effetto Venturi per ottenere una forte accelerazione dell'aria in  ingresso dall'inlet dello schermo

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/ts_100_schematic.jpg[/img] 

quindi mi sono fermato a pensare che costruzione a sandwich di foam e effetto venturi potrebbero anche far risultare non  necessaria una ventilazione attiva, sicuramente sbaglio solo a pensarlo però, mi conoscete, un dubbio lo devo affrontare e capire per forza ;) 

quindi ho preso il mio ts100, ho delicatamente smontato la ventola superiore rendendo pertanto il tubo completamente libero ai due estremi, montato a 1mt circa dal mio meteoshield pro, stessa identica sonda pt100 in classe A

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2019_02_12_16_23_45.jpg[/img] 

stamattina ho verificato che il tutto funzionasse, pare di si, vediamo come si comporterà all'arrivo del sole  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2019_02_13_08_54_06.jpeg[/img]


