http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=16420&p=487444#p487444
-----------------------------------
green63
Gio 04 Apr, 2019 11:05

Re: Vantage Vue - Problemi Sensore Termo-igro
-----------------------------------
[quote user="Marco376" post="487442"]Confermo che si tratta di una VUE.

La Vantage Pro la conosco abbastanza bene e, purtroppo, ho già dovuto sostituire il termo-igro da poco ed anche l'anemometro qualche tempo fa.
Tanto che c'era ho messo anche l'aerocone nuovo con gli spilli.

Per la VUE invece non ci ho mai dovuto mettere le mani se non per pulizia piatti, anemometro e bascula.[/quote]

Bene, sulla vue rimane un poco più macchinoso, devi rimuovere le viti sotto la carcassa dell'iss e separare i gusci
Devi smontare lo schermo solare, rimuovere coppette e banderuola anemometro

Il sensore e' una basetta lunga diversi cm, da un lato vi è il sensore termoigro, dall'altro il sensore di velocità del vento, si cambia tutto perché è un pezzo unico

Mauro


