http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=16403&p=487728#p487728
-----------------------------------
green63
Dom 07 Apr, 2019 10:00

Re: Meteohelix IoT
-----------------------------------
Intanto sto cominciando a verificare il comportamento della vp2 rispetto alla meteohelix pro per valutarne l'effettiva sovrastima, le temperature cominciano a salire e i primi valori importanti di radiazione solare portano già alcune differenze.
devo dire che, ieri, prima giornata di questo raffronto, la vp2 si è comportata benissimo, e questo grazie alla buona ventilazione naturale, presente per quasi tutta la giornata, ovviamente i distacchi ci sono, inevitabilmente, e saranno destinati a salire, ma tutto sommato siamo ancora su livelli accettabili

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2019_04_07_09_50_31.jpeg[/img] 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2019_04_07_09_57_14.jpeg[/img] 

come possiamo notare, l'andamento nelle ore di primo mattino è quasi una linea sovrapposta, dalle 10,30 circa, all'impennata della radiazione solare, il divario si fà apprezzabile e tale rimane fino alle 19 circa per poi riallinearsi

la vp2 segna un [b][color=red]+0,21[/color][/b] sulla media dei rilevamenti e un [b][color=red]+0,45[/color][/b] sul valore di temperatura massima
campionamento a 10 minuti

Mauro


