http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=16232&p=489846#p489846
-----------------------------------
green63
Dom 12 Mag, 2019 12:19

Re: Novità in casa Davis, nuovo Weatherlink LIve e nuovo catalogo 2019
-----------------------------------
Aggiornamento, 
nel frattempo stamattina, avendo una base pluvio vp2 aggiuntiva, ho voluto provare come si effettua l'operazione che, in effetti, è piuttosto semplice
Il gruppo tipping bucket è ancorato alla base pluvio grazie a dei fissaggi, quello posteriore, lato palo per intenderci, fisso

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2019_05_12_11_57_55.jpg[/img] 

sulla parte anteriore sono invece presenti due clip, che fermano in posizione tutto il gruppo

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2019_05_12_11_57_55_2_.jpg[/img] 

Ora, prendiamo con le dita ambo le clip e tiriamole all'esterno (opporranno molta resistenza) contemporaneamente solleviamo il gruppo bascule e il gioco è fatto

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2019_05_12_11_57_53.jpg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2019_05_12_11_57_50.jpg[/img] 

presumo che il nuovo gruppo si fissi con il medesimo sistema, a fianco del gruppo abbiamo il passaggio cavo, protetto da un passacavi in gomma tagliato, andrà tolto e riposizionato sul nuovo cavo

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2019_05_12_11_57_49.jpg[/img] 

Spero possa essere utile
Mauro


