http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=16473&p=490791#p490791
-----------------------------------
green63
Mer 22 Mag, 2019 13:12

Re: Ecowitt, chi e' costei?
-----------------------------------
Prime impressioni della mattinata appena trascorsa,
il sensore esterno sembra comportarsi bene, nelle ore notturne si mantiene allineato alla vp2, poi, la maggior reattività del meteoshield standard fa salire la temperatura in maniera più rapida della vp2, allineandosi ai valori del meteoshield pro
quando la radiazione solare diventa importante, anche oggi sopra i 1000w/mq ovviamente emerge la superiorità del meteoshield che, anche se nella versione più economica (il sensore ecowitt non avrebbe potuto essere inserito nel meteoshield pro) fa segnare qualcosa meno della vp2

dati di pochi minuti fa
vp2 20,1
ecowitt in meteoshield standard 19,9
sensrion in meteoshield pro 19,7

i dati di pressione, una volta effettuata la calibrazione, viaggiano di pari passo a quelli della vp2 e del weatherlink live, il dato di umidità è preciso ma inaccurato, o meglio segna costantemente un 4% in meno della vp2

app abbastanza stabile, molto meglio l'interfaccia web

Mauro


