http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=16391&p=490888#p490888
-----------------------------------
valerio
Gio 23 Mag, 2019 00:04

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
Cari amici buona sera/notte. Innanzi tutto desidero ringraziare il versiliese per l'invio dell'anemometro oramai defunto, che è stato da me sottoposto ad autopsia... per capire se era possibile riportarlo a nuova vita.
Trattasi del modello 6410 di vecchia fattura, dove il sensore di giri è realizzato con un reed relè attivato da un magnetino calettato sull'asse delle coppette. Ad ogni rotazione corrisponde un impulso in chiusura.  Il pezzo si smonta con buona facilità, ovviamente avendo pratica di micromeccanismi... In questo caso il guasto è determinato dal reed relè che è divenuto insensibile al campo magnetico, probabilmente per fine vita meccanico. I due contatti metallici si trovano entro una ampollina di vetro lunga 1cm ove è fatto il vuoto. Quando l'ampollina si trova immersa in un campo magnetico i due contatti si attraggono chiudendo il circuito, per poi riaprirsi in assenza di campo magnetico. Pertanto vi è uno stress meccanico per il movimento di chiusura ed apertura, nonchè stress elettrico, dal momento che sui contatti, in chiusura, deve scorrere una seppur minima corrente. Ovviamente non ho intenzione di mettere un nuovo reed, ma di sostituirlo con un circuito/componente elettronico molto più longevo ed affidabile. Tempo permettendo, quando avrò compiuto l'operazione vi renderò partecipi. 
Per adesso allego alcune foto di particolari che dettaglierò, sperando siano di vostro interesse.

Saluti.
Valerio
P.S. Notare che anche il fermo sieger posto all'esterno (verso le coppette) è in bronzo!


