http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=16545&p=492338#p492338
-----------------------------------
green63
Sab 08 Giu, 2019 22:16

Re: Meteoshield Pro 2 Anni Dopo
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="492290"]purtroppo non le ho fotografate,ma lo farò non appena salgo sul tetto e monto il 9 piatti e le posterò.

un saluto 

ps attendo un parere da Mauro:per le migliori performance del Meteoshield pro a che altezza dello schermo deve essere posizionato il sensore?[/quote]

Grazie e non preoccuparti, ritengo il problema oramai risolto, era solo per avere uno storico dei problemi pregressi il più ampio possibile  ;) 
Per quanto riguarda il posizionamento ti chiedo perdono, ero convinto di averti già risposto in merito, ma deduco non sia così e me ne scuso  :( 
comunque, dalle prove che io ho fatto nel tempo, per quanto riguarda la versione pro, le prestazioni migliori si ottengono con il sensore in posizione molto bassa all'interno dello schermo, grosso modo all'altezza della prima/seconda elicoide.
La versione standard sempra prediligere un posizionamento classico, con sensore a metà camera, ovviamente, in ambo i casi, mi riferisco alla posizione corrispondente al sensore, che sia esso nudo, inserito in una board, o inscatolato

Mauro


