http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=16117&p=493986#p493986
-----------------------------------
green63
Gio 27 Giu, 2019 14:31

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="493981"][quote user="nicola74" post="493980"][quote user="green63" post="493979"]Allora, sono rientrato ora, e in effetti, i documenti che ricordavo riguardano l'installazione del sensore Netatmo in uno schermo professionale Siap
Detto ciò le cose non cambiano, il sensore, come giustamente detto da Andrea, non deve toccare i piatti e non deve poggiare sul piatto inferiore dello schermo
Il cappuccio superiore,che ha il solo scopo di proteggere il vano batterie, può essere rimosso se lo spazio in altezza dovesse non essere sufficiente.
Per il fissaggio basta utilizzare una qualunque staffa ad L, se possibile in plastica o comunque di colore bianco, il fissaggio del sensore può essere effettuato con una fascetta o con una clip per tubi idraulici

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2019_06_27_14_05_56.jpeg[/img] 

Mauro[/quote]

Quindi mi confermi che se il cappuccio si toglie il sensore non si rovina...[/quote][/quote]

Allora, in realtà il "cappuccio" copre solamente la sezione di alimentazione e non la scheda elettronica principale, ovviamente se è stato messo ha una sua funzione, pertanto NON posso scongiurare possibili problemi, pertanto NON rimuovetelo se il sensore è ancora coperto da garanzia

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/netatmo_temphum_2.jpg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/netatmo_temphum_3.jpg[/img] 

Se potete, in casi di schermo davis, guadagnate lo spazio necessario a metterlo in verticale e sospeso, non vi sono soluzioni alternative, di certo, in orizzontale non va bene  ;) 

Mauro


