http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=16599&p=495534#p495534
-----------------------------------
green63
Ven 12 Lug, 2019 11:53

Re: Ancora Un Confronto
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="495531"]dal 1 luglio ho montato il 9 piatti sulla VP2 privo della ventola che l'estate scorsa presentava malfunzinamenti ed ecco i risultati relativi al periodo 1-11luglio:
VP2  T.media Max.:30,9  T.media 26,8.T.media min.22,3
Meteoshield Pro T.media Max.30,2 T.media 26,6 T.media min.22,3
per un confronto ecco i dati dell'ultima settimana di giugno,quando la VP2 montava il 5 piatti standard;
VP2 T. media max.33,1
meteoshield pro T.media max. 32,7.
Il periodo considerato ha messo certamente alla prova gli schermi solari,visto l'irraggiamento solare ed il caldo asfissiante.
Ad un primo esame il risultato è sorprendente:il 5 piatti è più performante del 9 "deventolizzato".

l[/quote]

Purtroppo è normale, nel caso di schermature passive non sempre l'aumento dei piatti porta benefici, vedi reattività e maggior lavoro per dissipare i ristagni
Nel settore professionale lo si fa ma solamente per avere la possibilità di gestire l'altezza del sensore nella camera
Nella vp2 i 5 piatti sono pochi apparentemente ma la presenza del blocco pluvio garantisce un buon risultato

Tempo fa io realizzai una vp2 passiva a 14 piatti e il risultato fu pessimo

Mauro


