http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=45&t=16796&p=500515#p500515
-----------------------------------
Cyborg
Dom 22 Set, 2019 15:44

Nuova stazione con webcam sull'Appennino Sangiustinese
-----------------------------------
Da oggi abbiamo una nuova stazione meteo a 675m di quota nel paesino di Cantone (comune di San Giustino, PG), attiva 24h su 24h .
Il clima della zona è quello classico della media montagna, con inversioni termiche assenti a causa dell'orografia. E' una zona quindi molto utile per monitorare le caratteristiche delle masse d'aria.

Non è stato semplice, soprattutto per la mancanza della linea adsl e lo scarso segnale mobile. Alla fine sono riuscito a trovare quello che per ora sembra una buon compromesso, ovvero un router con un'ottima ricezione 3/4G rispetto ad esempio ad uno smartphone. Questo è il modello: [url=https://www.amazon.it/gp/product/B07RM95YFC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1]TP-Link TL-MR6400
In secondo luogo non volendo dover comprare un pc, ho ripiegato su una stazione che inviasse i dati direttamente via wi-fi: [url=https://www.amazon.it/gp/product/B07JMVG1WC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1]BRESSER 5in1
Ben consapevole che la stazione avrebbe avuto problemi di sovrastima nelle giornate soleggiate e senza vento, mi sono armato di pazienza e ho fatto delle prove a casa, incoraggiato anche dal fatto che la zona in cui sarebbe andata la stazione è sempre soggetta a brezze e sarebbe stata piazzata su un prato quasi del tutto circondato da alberi.
Montata sul palo insieme ad un sensore LaCrosse su passivo Davis, sono passato da 3,5°C di sovrastima a 1,6°C con i seguenti accorgimenti:
-verniciatura di bianco dello schermino di serie
-aggiunta di un piatto di melamina ([url=https://www.amazon.it/gp/product/B07PNJTHMP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1]Link) sulla parte superiore della stazione, per ombreggiare il tutto.

[img]http://www.lineameteo.it/files/images/609/1_1569159157_711540.jpg[/img]  

[img]http://www.lineameteo.it/files/images/609/3_1569159159_361332.jpg[/img]  

[img]http://www.lineameteo.it/files/images/609/4_1569159163_506844.jpg[/img] 

Stazione che al momento mi è sembrata molto precisa con tutte le altre condizioni meteo, ora dovrò vedere il suo comportamento nel tempo.

Ecco una foto dell'installazione:

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/609/5_1569159304_500339.jpg[/img] 

Questa è la pagina della stazione su Lineameteo:
[url=http://www.lineameteo.it/stazioni.php?id=2142]http://www.lineameteo.it/stazioni.php?id=2142

E questa l'ubicazione sulla mappa:

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/609/cattura_1569159747_231048.png[/img]


