http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=16963&p=506010#p506010
-----------------------------------
green63
Lun 09 Dic, 2019 21:07

Re: Pluviometro Compatibile Davis
-----------------------------------
[quote user="snowtime76" post="506009"]Buonasera a tutti,

a fine inverno ho intenzione di prendere una davis vantage pro2 da installare nella casa di montagna

Vorrei chiedervi se siete a conoscenza di pluviometro compatibili con la stazione davis oltre a quello della Bitline Rg1000

Ho cercato un po' sul forum ma non sono riuscito a trovare niente altro

Vi ringrazio fin da subito per il disturbo[/quote]

Ciao,
ottima domanda, argomento che credo quasi nessuno abbia mai affrontato, perlomeno che mi ricordi nei miei peregrinare nei forum mondiali.
In linea prettamente teorica, qualunque pluviometro con risoluzione 0,2 mm e reed normally open dovrebbe essere compatibile con l'iss della vp2, in fondo è l'unico componente in cui l'interfaccia del trasmettitore non immette correzioni, elaborazioni o altro, in realtà si tratta di un puro e semplice contaimpulsi.

Si potrebbe tentare collegandoci un qualunque pluviometro economico reed NA, perlomeno per testare, personalmente non posso farlo, a parte la vp2 e un paio di manuali, ho un professionale delta-ohm che è un NC, quindi non compatibile.

Mauro


