http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=16982&p=507771#p507771
-----------------------------------
meteomandi
Dom 29 Dic, 2019 23:52

Re: Nuova Pce Fws 20n
-----------------------------------
[quote user="green63" post="507762"][quote]Ciao Mauro!
In effetti ho voluto scrivere un sacco di cose facendo confusione..... :( 
La mia idea ,comunque , sarebbe quella di modificare lo schermo della fws 20N applicandogli lo schermo  a 5 piatti di una Davis pro che ho fortunatamente recuperato.Questa è la cosa principale a cui pensavo.Su questo ti chiedevo un consiglio :inchino: 

Attualmente ho una fws 20 ,modificata, il cui sensore (che comincia ad avere delle problematiche di trasmissione) è posto all'interno di uno schermo passivo davis 7714.....questo schermo potrei anche utilizzarlo per la nuova fws 20N,ma mi spiace rovinarlo.

Un grazie sincero e comunque rispondi quando puoi credo che ti meriti un po di ripose dopo tante ore e giornate di lavoro             Ciao          Mauro[/quote]

Ciao,
non preoccuparti, ora è tutto più chiaro.
certamente montare il 5 piatti della vp2 al posto del misero schermo della fws 20n non potrà che darti benefici, il lavoro è fattibile, ci vuole un poco di manualità e dimestichezza con le saldature.
lo schermo originale va rimosso, va aperta la carcassa della fws20n e va prolungato il cavo del sensore termoigro di almeno 30 cm con un cavo a 4 poli, il sensore ora può essere montato all'interno del 5 piatti.

ATTENZIONE
QUESTA MODIFICA FA DECADERE LA GARANZIA DELLA FWS20N - NON CI SONO ALTRE SOLUZIONI MANTENENDO LA STRUTTURA ORIGINARIA, ALCUNI HANNO TENTATO MA CON RISULTATI DELUDENTI

Mauro[/quote]

Ok! Grazie Mauro,certo so che la garanzia decade :ok: .Comunque credo mi valga la pena rischiare.Con le saldature me la cavo piuttosto bene :) .Ti chiedo solo un chiarimento:

1) il primo dei 5 piatti Davis è cieco...quindi basta che lo fori tanto da fare passare il cavetto (un 4 poli telefonico) uscendo dalla carcassa della pce ed entrare nel vano dello schermo davis?
Ti chiedo questo perchè vorrei fissare  lo schermo  direttamente sulla carcassa della pce

2) oppure,pensavo anche di forare il primo piatto cieco dello schermo davis, per far passare il sensore pce, lasciandolo nella sua posizione originale, fissando lo schermo intero nella carcassa della pce .....Mi pare che però già lasci intendere che non sia una buona soluzione.....

Grazie per la tua disponibilità                Mauro


