http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=17081&p=511465#p511465
-----------------------------------
green63
Lun 10 Feb, 2020 08:43

Re: Info Su Installazione Davis Vue
-----------------------------------
Non intervengo da tempo, e me ne scuso, ma il tempo da alcuni mesi a questa parte è tiranno per vari motivi.
do il mio parere

non vi sono limitazioni particolari per quanto riguarda una stazione AIO come una Vue, non avendo, comunque, la possibilità di avere contemporaneamente tutti i sensori a norma per ovvi limiti fisici

pertanto è importante stabilire quali di questi parametri siano per per te più importanti, se parliamo di temperatura e umidità l'altezza ideale è a 2 mt da terra, è un'altezza che consente di avere dati attendibili anche dal pluviometro, puirchè sia lontano da ostacoli verticali più alti che possano limitare la corretta misurazione con precipitazioni a vento.

ovviamente, a questa altezza, non può essere considerato a norma l'anemometro, se non per utilizzi agrometereologici nel caso disponga comunque di visibilità a 360° e buona distanza da ostacoli naturali importanti, sia naturali che manufatti.

alzarsi a 4/5 mt di altezza migliora decisamente il dato anemometrico ma peggiora parimenti sia quello di temperatura (vengono parziamente inibiti e limitati gli scambi termici con il terreno) che pluviometrici (l'aumento della ventilazione introduce una sottostima nel rilevamento delle precipitazioni)

Mauro


