http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=17157&p=515333#p515333
-----------------------------------
green63
Lun 23 Mar, 2020 17:47

Re: Schermo Solare PCE FWS20 N
-----------------------------------
Ciao,
il fatto che la froggit sia installata in giardino e la davis sul tetto fa già una grande differenza per due motivi:
- la davis registrerà sempre temperature massime inferiori
- la davis gode certamente di una ventilazione che non ha la froggit, la ventilazione naturale è l'arma principale per qualunque schermatura 

ho eseguito innumerevoli test su questo tipo di schermature, presumo tu ti riferisca ai nuovi gruppi sensori all in one, con lo schermo di temperatura minuscolo, e ho notato certamente una sovrastima, ma mai drammatica e comunque mai superiore a 2° C
ciò che rende i dati di quei gruppi sensori inaffidabili non è tanto la sovrastima quanto l'eccessiva reattività, la costante di tempo del sensore utilizzato, estremamente bassa, non viene compensata dalla schermatura, che è pressocchè inesistente, restituendo pertanto dati eccessivamente influenzati da ogni minima variazione di ventilazione, intensità della radiazione solare incidente, angolazione dei raggi solari etc

Sono guppi sensori caratterizzati, termicamente parlando, da improvvise sovrastime seguite da altrettante sottostime, se si vanno ad analizzare i dati medi diciamo nell'arco di 24 ore, tutto sommato essi non si discostano molto da un sistema di rilevamento più serio, ma sono comunque nei limiti accettabili delle incertezze di misura di una comune stazione amatoriale 

Sono ottime soluzioni per chi ha velleità di analisi microclimatiche a basso costo, meno in ambito  sinottico su larga scala

Mauro


