http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15816&p=518868#p518868
-----------------------------------
Fili
Lun 13 Apr, 2020 22:50

Re: Cercasi STAZIONE METEO CHIAVI IN MANO Anche Usata!
-----------------------------------
[quote user="Frasnow" post="518866"][quote user="Fili" post="518865"][quote user="Frasnow" post="518858"][quote user="Fili" post="490884"]A distanza di qualche mese di comparazione, posso affermare che la piccola Bresser 5 in 1 regge tranquillamente il passo della Davis VUE sia come temperature-umidità, che come pluviometro.

A Maggio ho finora registrato 88mm con la Vue contro gli 86 della Bresser. 

Le temperature procedono pressochè appaiate durante tutto il giorno ed in tutte le condizioni meteorologiche sinora verificatesi.

Direi che la Bresser, come stazioncina "entry" non è affatto male, [b][u]A PATTO DI VERNICIARLA DI BIANCO[/u][/b] (il grigio-perla di base apporta una sovrastima di circa 4°). 

Il costo è davvero modesto (80/100 euro a seconda del "culo" nell'acquisto). La grande pecca è che non si interfaccia al computer  :wink: per cui niente dati in rete. 

 :bye:  :bye:[/quote]
Feedback sulla stazione? Sarei interessato ad acquistarla per metterla a posto della PCE che ho ora ma volevo sapere come ti ci trovi. Hai risolto poi con la schermatura del sensore termoigro? 
Grazie  :bye:[/quote]

ciao Fra, miglior feedback del messaggio che hai quotato penso non ci sia, perlomeno in questo topic ;) c'è scritto tutto.[/quote]
Ok, quindi confermi che va bene e non ti ha dato problemi  ;)  :bye:[/quote]

allora, aggiungo una cosa: durante la comparazione a Montefalco (parliamo di mesi) con la VUE, non ho notato differenze eclatanti (nell'ordine di decimi, sia di °C che di millimetri). Le due stazioni erano una accanto all'altra.

Dalla scorsa estate ho portato la Bresser a Grottammare e l'ho installata su terrazza (attico), a 2,5m dal pavimento, con buona ventilazione. Ho fatto il paragone con la Davis VP2 di Grottammare (che è vicina, ma non vicinissima), ed in effetti il confronto sui valori massimi è impietoso.

Per cui faccio 2 osservazioni:

1. la VUE è equivalente alla Bresser come qualità di sensori e schermatura, per cui anche se avessi messo la VUE a casa al mare avrei avuto il medesimo scarto rispetto alla VP2.

2. la VP2 è installata in una zona di Grottammare che risente meno del calore urbano (e ci sta, essendo circa 30 metri sopra il livello del mare) per cui la differenza nei valori massimi è data da questo fattore. Parliamo comunque di circa 2/3° gradi nei valori massimi (mi pare di ricordare....). Virus permettendo, da Giugno farò ulteriori verifiche.


