http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=17531&p=531084#p531084
-----------------------------------
denzel
Gio 10 Set, 2020 01:02

Re: Setup Davis Vantage Vue
-----------------------------------
come suggerito da Leo sono andato a vedere l'accuracy dei sensori e da specifiche è ±2% sia l'interno che l'esterno, quindi un po' tirato per i capelli ma ci può stare.
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/691/lm1.jpg[/img] 

[quote user="green63" post="531073"]
Stai sereno, piuttosto cura molto l'installazione, la Vue ha bisogno di tanta aria, quindi prediligi il tetto, o comunque una posizione molto ben ventilata, andiamo verso la stagione in cui il problema non si pone, se non saltuariamente, ma va visto in prospettiva primavera/estate
[/quote]
Per l'installazione non dovrei avere problemi: inizialmente avevo intenzione di farla a terra, ma i troppi alberi ovunque mi hanno fatto cambiare idea e scegliere l'installazione sul tetto: pensavo a 3,5 mt dalle tegole, può andare? non ho ancora molato il palo d'ancoraggio quindi sono in tempo per cambiare lunghezza :D La zona poi è sempre ventilata, quindi il termometro non dovrebbe risentirne: ma ormai lo scopriremo solo la prossima estate.

Inoltre volevo condividere con voi un'ultima prova che ho fatto: ho messo una bottiglia da 1,5lt a sgocciolare sul pluviometro
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/691/lm2.jpg[/img] 
e la quantità di pioggia ottenuta è stata di 111.8mm (in 2h di tempo).

Considerato che la superficie dell'imbuto è 116cm[sup]2[/sup] il valore corretto è 129.3mm (1.5 * 10000 / 116) ...una bella differenza!

È sufficiente tararlo o la differenza è eccessiva (quindi qualcosa non va)? Ho visto che è possibile sia una correzione software tramite console, e sia hardware tramite le due viti di regolazione sotto alla vaschetta di raccolta. Ovviamente preferirei queste.


 :bye:


