http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15816&p=535603#p535603
-----------------------------------
Fili
Gio 19 Nov, 2020 17:43

Re: BRESSER 5+1 E Stazioni Low-cost Varie Ed Eventuali...
-----------------------------------
[quote user="gianvi97" post="535595"][quote user="Fili" post="490884"]A distanza di qualche mese di comparazione, posso affermare che la piccola Bresser 5 in 1 regge tranquillamente il passo della Davis VUE sia come temperature-umidità, che come pluviometro.

A Maggio ho finora registrato 88mm con la Vue contro gli 86 della Bresser. 

Le temperature procedono pressochè appaiate durante tutto il giorno ed in tutte le condizioni meteorologiche sinora verificatesi.

Direi che la Bresser, come stazioncina "entry" non è affatto male, [b][u]A PATTO DI VERNICIARLA DI BIANCO[/u][/b] (il grigio-perla di base apporta una sovrastima di circa 4°). 

Il costo è davvero modesto (80/100 euro a seconda del "culo" nell'acquisto). La grande pecca è che non si interfaccia al computer  :wink: per cui niente dati in rete. 

 :bye:  :bye:[/quote]
Ciao, ho una Bresser 5in1. Vorrei migliorare la lettura dei dati della temperatura e mi sono riletto tutti i tuoi post con i vari test che hai fatto. Alla fine hai messo la palpebra ombreggiante? Se sì di che materiale e come l'hai fissata?
Per verniciarla di bianco intendo solo lo schermino o tutta la stazione?

Grazie[/quote]

ciao, la palpebra l'ho messa, di metallo (che ho leggermente piegato per dare la forma del braccetto della stazione). La verniciatura in bianco l'ho fatta a tutta la stazione.

Ho notato però, spostando la stazione a casa mia al mare, che in assenza di ventilazione (dov'è ora è riparata dai palazzi, a differenza del mio ristorante dove era ben ventilata) la sovrastima c'è e non poca....

diciamo che la verniciatura serve, ma serve anche che sia installata in un contesto abbastanza ventilato, altrimenti sballa...  ;)


