http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=17691&p=537669#p537669
-----------------------------------
green63
Mar 08 Dic, 2020 15:28

Re: Problemi Col Pluvio Davis
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="537667"]Grazie Fili per la risposta ho rifatto il set up mode della consolle,ma senza risultato.Ora piove ma segna 0.
Forse devo togliere anche l'alimentazione sia quella con l'AC e sia le pile.[/quote]

Ciao, con buona probabilità hai infiltrazioni all'interno del box trasmettitore iss
appena smette di piovere, aprilo, stacca tutti i connettori, pulisci e asciuga perfettamente tutti i morsetti e tutti i socket, lascia aperto il box, se c'è il sole, per alcune ore
se hai manualità con gli rj11 e una pinza per crimparli sostituisci l'rj11 rain rispettando le polarità
prima di richiuderlo inserisci all'interno un paio di bustine di silicagel nuove e riprova

Mauro


