http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=17691&p=538104#p538104
-----------------------------------
green63
Sab 12 Dic, 2020 12:27

Re: Problemi Col Pluvio Davis
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="538100"]Giovedi ,approfittando di una tregua del maltempo,ho provveduto a controllare il gruppo ISS .A vista non ho rilevato segni di infiltrazione di acqua ,ma ho passato il phon sul gruppo ISS e sui connettori ed i relativi alloggiamenti.
Poi ho lasciato la stazione al sole per 3 ore rimontandola nel pomeriggio.
Stanotte e stamani qui piove leggero (light rain) ed il pluvio sembra funzionare:ora segna 3,8 mm.
Spero di aver risolto il problema e pensavo di siliconare leggermente il bordo del coperchio ISS..Che ne dite?
Grazie a Fili e Mauro per i suggerimenti[/quote]

Ciao,
Probabilmente l'oring di tenuta che percorre il bordo del trasmettitore si è seccato con il tempo e deformato, prova a controllarlo e casomai puliscilo con un panno imbevuto di olio al silicone 

Non siliconare il coperchio, non viene un bel lavoro e non garantisce tenuta, tende a scollarsi

Io abitualmente metto un elastico, di quelli larghi, circa 2cm e di diametro corretto, che avvolge totalmente il bordo del box, d'estate non dura molto, se è di buona qualità un mese prima che si rompa ma ne ho una scatola da 1000 pezzi

2 bustine di sicagel dentro che cambio un paio di volte l'anno, mai avuto problemi

Mauro


