http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=4525&p=55783#p55783
-----------------------------------
stefc
Lun 07 Gen, 2008 16:26

Re: 17.2 Mm Strumentali VS .... Mm Manuali
-----------------------------------
[quote user="ternano" post="55762"]Ok stefc...il mio è in plastica e l'intervallo tra bordo superiore e bordo inferiore è di addirittura 1 mm abbondante. 

In definitiva...devo sempre vedere quello inferiore???[/quote]

Sì, e comunque puoi fare la verifica nel seguente modo:

ammettiamo, per esempio, che il tuo pluvio sia circolare con un diametro di ingresso di 0,1 mt.
La superficie di ingresso del tuo pluvio quindi sarà  0,05 x 0,05 x 3,14= 0,0785 mt quadri.
Quando cade 1 mm di pioggia su un mt quadro (corrispondenti a 1000 millilitri), sul tuo pluvio raccogli 0,0785 x 1000/1 = 7,85 millilitri. 
Quindi, con apposito misurino graduato in millilitri, sai che ogni 7,85 ml accumulati corrispondono ad 1 mm di pioggia caduta.  

Se hai un po di pazienza, per rilevare l'accumulo puoi sempre usare questo sistema.


