http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=18090&p=564111#p564111
-----------------------------------
Ivan13
Lun 06 Set, 2021 23:34

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Grafici di oggi, 06-09-2021:

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST e WS80: i picchi verso in basso sono in corrispondenza degli eventi piovosi odierni, quindi quello delle 9:20-9:40, quello delle 11:00 circa e quello delle 12 circa, poi situazione più stabile. Ws80 bene oggi mentre la tempest bene fino alle 17:00, poi temperature più alte degli altri schermi.
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/6b9ac81b_e944_4bc1_94c1_65abb179800d.png[/img] 


- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO: scostamento massimo di +1,3°C per la tempest in corrispondenza di quegli abbassamenti della temperatura così come anche la ws80 ma in basso, -1°C:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/e8cfa11a_1c83_4a71_9570_34dc3aa61a71.png[/img] 


-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST(oggi vento più sostenuto):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/0d70126c_50f2_421b_b7ed_664ec2ede5b3.png[/img] 


- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/286ee4a0_33fc_43b6_9bf4_af1f1f7e0a02.png[/img] 


- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80, radiazione con picchi e rapidi abbassamenti sempre dovuti al passaggio della nuvolosità:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/d3e683a8_9b17_49a2_8f0e_630cff79f336.png[/img] 


- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - UMIDITÀ TEMPEST- WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/0057a0ae_61eb_4103_9d76_9a6b331d77f2.png[/img] 

- RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/11c2e4fa_afbe_45bc_b2b0_45cf36e9c967.jpeg[/img] 

Precipitazioni odierne di 2,2mm per la tempest mentre di 0,3mm per la ecowitt. La situazione mi è molto strana poichè la stazione ha rilevato pioggia anche in momenti in cui realmente non ha piovuto ma vi era vento molto sostenuto in quegli istanti, non vorrei che il vento influenzi le letture nel mio caso, magari a causa di vibrazioni del palo a cui è fissata.

Allego uno screen di quegli istanti, nelle altre situazioni in cui ha piovuto, anche l'ecowitt l'ha rilevato ma in maniera minore!
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/8b6b4088_b3e3_4097_bd2f_5e3981084b80.jpeg[/img]


