http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=18090&p=564344#p564344
-----------------------------------
Ivan13
Dom 12 Set, 2021 21:45

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
[b][u][color=darkred]ULTIMI GRAFICI DELLA SERIE, MI MANCHERANNO!![/color][/u][/b]


Grafici di ieri, 11-09-2021: dalle 12:00 in poi IFTTT non ha salvato più dati nel foglio google, quindi nei grafici i dati della tempest sono fino alle 12 circa. Peccato, sarebbe stato interessante!

- TEMPERATURA DEL BARANI PRO - TEMPERATURA TEMPEST e WS80: tempest buona nei momenti in cui vi sono i dati (sul sito tempest non manca nessun dato, non deve passare una notizia errata, su tempest non ne manca uno mentre IFTTT fa un pò i capricci). WS80 negli ultimi giorni soffre molto in queste condizioni, dalle 7:30 alle 12 sempre sopra il barani, dalle 12 alle 13 sta leggermente sotto, dalle 13 alle 16 sempre sopra, intorno alle 16:20 sta sotto di circa -2,6°C rispetto al barani, davvero troppi, poi un pò più allineata!
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/ebbf18cf_8a27_42a6_9d97_a374b10dce62.png[/img] 

- SCOSTAMENTO DELLA TEMPEST RISPETTO AL BARANI PRO: tempest scostamento max di -0,7°C (anche se mancano gli altri dati) mentre per la ws80 max di -2,6°C e +1,7°C rispetto al barani.
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/1d0b404e_6025_489e_aa17_441143530031.png[/img] 

-VENTO MEDIO ECOWITT WS80 E TEMPEST(vento oggi lievemente più alto):
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/6a455219_8b60_4bf1_bc42_aecc74579678.png[/img] 

- RAFFICA TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/fdfb10c6_4116_4a44_9be4_a1fd0622c13e.png[/img] 

- RADIAZIONE TEMPEST E ECOWITT WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/0d2bc21b_e7f3_40a3_9abd_d0e12f17c5ab.png[/img] 

- UMIDITÀ DEL BARANI PRO - UMIDITÀ TEMPEST- WS80:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/b38d7c28_8828_43bc_bc89_a44f02025224.png[/img] 

- RIEPILOGO DEI DATI E ESTREMI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/eb13f56d_3923_41db_a72d_1fb4beadf850.jpeg[/img] 

- PRECIPITAZIONI:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/pioggia_11.png[/img] 

- FULMINI: 748

Ieri l'ecowitt ha sottostimato di circa il 23% rispetto al pluvio manuale.
I dati completi di ieri sono questi:
- manuale: 14mm
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/afa1d33e_acbe_473d_a276_3b21edd1b8aa.jpeg[/img] 

- ecowitt: 11,8mm

- tempest: circa 33,1mm

Mi sono fatto questa idea: la stazione Tempest nella mia postazione ha sofferto sempre, da quando l'ho installata, delle vibrazioni causate dal non fissaggio diretto della stazione al Palo principale.

Mi spiego meglio: nella mia postazione ho dovuto mettere una staffa a L fissata al palo principale, poichè i pali principali erano alti 4 metri, e anche se l'avrei messa in cima al palo non l'avrei potuto fare direttamente poichè il palo è di 40mm, mentre la stazione accetta pali fino a 32mm (1 pollice). Anche nella staffa ho dovuto fare la medesima cosa, poiché anch'essa è di 40mm e quindi non l'ho potuta fissare direttamente alla staffa, ma ho dovuto mettere un tubo in plastica da 32mm attaccato alla staffa a L.

Quindi con tutte queste addizioni di parti al palo principale ho perso la rigidezza del palo principale; anche mettendo dei tiranti la cosa non è migliorata più di tanto.

Detto ciò, ieri ultimo giorno di test, il mio amico è venuto a prenderla e la metterà in test confrontandola con la davis, mi ha detto che preferisce non pubblicare tutti i grafici come ho fatto io, ma mi ha dato il consenso di pubblicare i dati pluviometrici che rileverà.


