http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=18090&p=564895#p564895
-----------------------------------
Ivan13
Ven 24 Set, 2021 23:06

Re: PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE SULLA WEATHERFLOW - TEMPEST
-----------------------------------
Buonasera a tutti ragazzi. In questi giorni i test sono proseguiti normalmente, il mio amico ha installato la stazione Tempest sul tetto dell'università così da confrontarla con la davis pro 2 presente già sul tetto.

La stazione, come vedrete dalle immagini, è installata sul muretto, fissata su una lunga asse di legno. Ha scelto questa posizione poichè facendo prove varie ha notato che, quando la stazione è fissata tramite supporto tramite vite, anche muovendo l'asse in maniera significativa la stazione non ha segnalato nulla, mentre quando abbiamo fatto delle prove in campagna da me, prima di smontare la stazione, dando dei pugni quasi impercettibili la stazione segnava 0,1mm mentre dando un pugno più forte la stazione segnava fino a 0,5mm.

Quindi due sistemi di montaggio diversi danno comportamenti differenti in questo caso.

Successivamente la stazione la monterà su un palo così da verificare di persona il comportamento.

Qua l'installazione della stazione: come potete vedere in fondo della terrazza a destra la vp2 pro mentre l'imbuto vicino la stazione è un pluviometro manuale.
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/dec022ad_6943_48e6_a558_0bf5130bef12.jpg[/img] 

Come già accennato quindi alcuni parametri non sono stati presi in considerazione, come la temperatura massima, umidità minima e vento a causa della non corretta installazione, indirizzata principalmente per il test del pluviometro.
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/83012286_0e3b_4d1f_b4ff_bcee72805465.jpg[/img] 

Dai test emerge che sia il pluvio manuale che la davis ha segnato 0,8mm mentre la tempest ha segnato 1,6mm.

Aggiungo altre info su risoluzione e diametro del manuale e dettagli della vp2:

- Il manuale ha un diametro di 25 cm. Risoluzione della misura 0.1 mm. Esso è dotato di sistema di inibizione dell'evaporazione mediante l'utilizzo di una quantità nota, prepesata in laboratorio, di olio di glicerina.

- Il pluviometro della Davis Vantage Pro 2 è stato calibrato in laboratorio il 3 Settembre 2021 e verrà ricalibrato ogni 3 mesi. L'imbuto è rimasto quello originale. La monobascula, invece, ha permesso di ottenere valori di accuratezza fino al 3%, a differenza della precedente versione che si fermava all'8%.

- La Davis monta Sensirion SHT31, anemometro nuova versione con i nuovi cuscinetti e pluviometro monobascula.


