http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=18301&p=567945#p567945
-----------------------------------
green63
Mar 23 Nov, 2021 22:00

Re: Qualità Schermo Solare Davis Vue
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="567941"]Per la Davis Vue il limite principale è proprio lo schermo solare,data la sua conformazione non ci si possono aspettare miracoli ma se la stazione è in punto ben ventilato si limitano di molto lo sovrastime e nel tuo caso essendo in cima ad un palazzo non dovresti avere particolari problemi,verifica che non abbia ostacoli vicini.

In questa discussione http://www.lineameteo.it/l-importanza-della-schermatura-e-della-scelta-della-stazione-meteo-vt15439.html si era valutata anche la Davis Vue.[/quote]

Ottime considerazioni, e confermo il tutto.

In una postazione ben ventilata, se non si hanno particolari pretese, la Vue è in grado di restituire dati di temperatura assolutamente validi, magari lievemente sovrastimati quando la ventilazione non è particolarmente sostenuta, la temperatura piuttosto elevata e la radiazione solare poderosa.

Il suo problema principale, condiviso dalla Vp2, seppure in misura minore, sono i pomeriggi estivi con scarsa ventilazione, quando la temperatura rimane alta per buona parte del pomeriggio, il sole cala, lo schermo della Vue non gode di alcun ombreggiamento come invece avviene nelle ore centrali, e in quei casi accade questo

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2021_11_23_21_57_39.png[/img] 

La scarsa ventilazione, unico alleato in questo momento, influisce negativamente rallentando lo smaltimento del calore accumulato, ricordiamo SEMPRE che un sensore di temperatura a contatto non misura MAI il misurando (temperatura dell'aria) ma la temperatura di se stesso  ;) 

M.


