http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=18301&p=567966#p567966
-----------------------------------
green63
Mer 24 Nov, 2021 09:13

Re: Qualità Schermo Solare Davis Vue
-----------------------------------
[quote user="Luca_91" post="567964"]Anch'io ho una Vue , anzi due per la precisione. :) Per inviare dati utilizzo meteobridge.
Riguardo la portata radio tranquillo che è notevole e sicuramente non avrai problemi di ricezione.

Comunque se la metti nel tetto e la zona è mediamente ben ventilata non avrai problemi di sovrastime. 
Io la confronto sempre con una La crosse con sensore in schermo davis 8 piatti installata di fianco e le temperature sono assolutamente allineate. Anzi a dirla tutta mediamente la Vue riporta temperature di 0,3 °C più basse anche con sole pieno.[/quote]

Certamente,
facciamo sempre attenzione a cosa utilizziamo come riferimento per le nostre valutazioni, tu sei già molto avanti facendolo con un sistema affiancato e non basandosi su "stazioni vicine"

Presumo però che il  Davis abbia al suo interno il sensore inscatolato della Lacrosse, questo lo pone già in condizioni di una sovrastima in partenza come riferimento, il davis 7714 è ancora a tutt'oggi un ottimo schermo ma, per avere prestazioni decenti deve essere utilizzato con sensori di modeste dimensioni, con un sensore a scatoletta le sue prestazioni degradano rapidamente, perlomeno rispetto a sistemi qualitativamente migliori.

qui come va un davis con sensore a scatoletta, in una giornata di fine maggio 2020, buona radiazione solare e ottima ventilazione, e dobbiamo comunque tener presente che, il migliore del gruppo, il Meteoshield Pro, ha già una sua sovrastima  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/confronto_schermi_del_26_05_2020.png[/img] 

M.


