http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=4567&p=57360#p57360
-----------------------------------
Icestorm
Ven 18 Gen, 2008 17:12

Re: Sottostime pluvio Davis dal 01/01/08
-----------------------------------
Continua il mio "studio" sulle sottostime della mia stazione, noncurante delle voci che circolano sui forum di non toccare assolutamente le viti di registrazione del pluvio Davis, ho dato un giro di viti domenica scorsa, prima di quest'ultimo peggioramento. 

Sò come stavano messe, volendo quindi posso rimetterle in posizione originaria senza problemi, ma veniamo ai risultati avuti dopo questi 3 giorni di piogge. 

Accumulo Totale Pluvio manuale ---> 11.2 mm 
Accumulo Totale Pluvio Davis     ---> 13.4 mm 

Sovrastima in questo caso del 16% del Davis sul manuale quindi.. 

Sommando le precipitazioni rilevate dall'inizio dell'anno ad oggi quindi abbiamo questi valori: 

Accumulo Totale Pluvio manuale ---> 62.6 mm 
Accumulo Totale Pluvio Davis     ---> 59.6 mm 

La sottostima del Davis sul tot annuale è passata dal -11% all'attuale -5%. 

Ora mi toccherà fare un mezzo giro di viti all'indietro per cercare di bilanciare surplus e sottostime... Dal -15% sono passato al +16%.....fosse vero che la verità sta nel mezzo? 

In teoria si, io farò un giro delle viti all'indietro per metà di quel che le avevo spostate...un pò più verso la sovrastima diciamo, e dovrei iniziare a dormire sogni abbastanza tranquilli spero... ;)


