http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=18869&p=587863#p587863
-----------------------------------
dudu57
Mer 16 Nov, 2022 15:35

SHT45 In Barani/Comet/MetSpec Shelters
-----------------------------------
Dopo alcune difficoltà, il progetto della sonda SHT45 sta giungendo a buon fine.
Come promemoria, 10 SHT45 saranno in servizio, 5 in postazione da me ed 5 al mio amico René alias @toby in Portogallo
Saranno montati su Barani Pro3, Comet F8004 a190mm e Metspec Rad14.
Gli altri saranno montati in base ai nostri rispettivi obiettivi di confronto perché riteniamo sia fondamentale potersi confrontare in due luoghi diversi con condizioni climatiche abbastanza diverse.
L'opzione di altri schermi aggiuntivi sarà: Barani Pro Ventiled, MetSpec Rad02 …
La scelta di queste SHT45 è abbastanza semplice, rispetto a un SHT35 perché otteniamo una precisione su un range di temperature molto frequente sia in primavera che in autunno.

Analizzando le caratteristiche dell'SHT35/45, due parametri sono molto interessanti per il nostro scopo :
1/ Il tempo di risposta della misura di umidità relativa va da 8sec a 4sec !
2/ La "repeabilty" in UR e T° guadagna un po'.
La repeabilty dichiarata è pari a 3 volte la deviazione standard (3σ) di più valori di misura consecutivi in condizioni costanti, sull'uscita fisica del sensore.
I progressi dell'SHT45 aprono quindi un'ulteriore via di indagine: l'umidità assoluta. Essendo questo calcolato con la formula consigliata dal WMO (grazie a Barani per l'informazione), potremo vedere se si verifica una formazione di condensa in determinati contesti.
Inutile dire poi che è necessario un assemblaggio rigoroso per sfruttare questo SHT45. Montaggio senza silicone, colla, supporto in ottone, ecc. come lo abbaimo potuto verificare decorsi i nostri precedenti test .
Di comune accordo abbiamo deciso di partire da questo supporto :

La scelta è stata dettata dalla sua lunghezza (126mm), dal suo filtro rimovibile (per future indagini) e dalla sua camera in cui si trova l'SHT45 è isolata dal resto senza colla, silicone. Ciò consente dimontare il tutto ad un'altezza rigorosamente identica su tutti i sensori.

Ogni sensore è montato su un tubo in PTFE per il montaggio standard su Barani/Comet/MetSpec. Poiché il tubo in PTFE non è un conduttore termico, nessuna influenza termica esterna ritorna nella camera dello shelter.

Successivamente il step del progetto in narrativ verrà aggiornato con esempi di assemblaggi in Barani e Comet, oltre ad un box system che ospiterà il trasmettitore e connettori esterni perun facile intervento, permutazione, manutenzione senza dover smontare tutto la sensoristica.


