http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=18869&p=587946#p587946
-----------------------------------
As_Needed
Ven 18 Nov, 2022 09:19

Re: SHT45 In Barani/Comet/MetSpec Shelters
-----------------------------------
[quote user="Toby R" post="587934"]Buongiorno,
Antonio mi ha parlato del vostro bellissimo progetto.  :ok: 
Un TMP117 andrebbe bene nel ruolo di standard master. Ma non come strumento di misura per i confronti, perché non abbiamo l'umidità. 
L'umidità è un fattore importante in situazioni particolari, come nella mia casa in Portogallo quando il sole si riscalda dopo una notte (o parte di una notte) con un'alta UR. 
Quando convertiamo l'UR in umidità assoluta vediamo alcune reazioni che sono impossibili da vedere senza avere il valore dell'umidità.

Il filtro SF2 è una buona soluzione, a condizione che la scheda sia progettata per il suo utilizzo. 
Questo è molto raro, gli assemblatori preferiscono usare SHT3x-DIS-F. 
Montare un SF2 su una scheda non progettata per esso è arcaico e inaffidabile.  
Se non sbaglio (?), i TMP117 disponibili (I2C) sono TMP117 montati su PCB, molto più difficili da integrare in uno Shelter.  [/quote]

Grazie mille per l'interesse Toby! Poi ti inviero' a breve una descrizione del progetto dettagliata in inglese e possiamo collaborare ;) 

Beh lo scopo del mio progetto e' anche quello appunto di poter utilizzare volendo un tmp117 insieme ad un sht45 per esempio, volendo anche nello stesso schermo con schede apposite fatte da me  :ok:  Perche' come dici giustamente, e' importante considerare il valore di umidita' assoluta per quanto riguarda i confronti.

Comunque si purtroppo in commercio difficilmente ci sono schede progettate per l SF2, infatti e' per questo che ne ho gia' disegnato e progettato una che puo utilizzare gli SF2 con i sensori SHT4x e SHT3x per affrontare questo problema. La sto utilizzando gia' al momento come test con un SHT40

In commercio ovviamente ci sono solo PCB grandi che utilizzano i tmp117, ma per il mio progetto ovviamente faro' delle schede apposite che utilizzano i tmp117 e saranno molto piccole da essere usate come sonde

Molto interessante i grafici comunque  :ok:  La deviazione della temperatura come viene calcolata comunque?

 :bye:


