http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=17920&p=597050#p597050
-----------------------------------
green63
Mer 29 Mar, 2023 08:44

Re: Ecowitt In Italia
-----------------------------------
Buongiorno, quelle due "aperture" perimetrali dei piatti sono nate con lo scopo di migliorare le doti di ricircolo dell'aria nel piccolo schermo

nacquero come prima adozione sulle ws80 e vi furono alcuni test proprio relativi alla funzionalità o meno di queste aperture, si deve avere cura che esse siano rivolte a N

Nel caso siano rivolte a S è possibile che con sole basso sull'orizzonte il sensore possa essere colpito dalla radiazione diretta, ma ciò si dovrebbe notare con una decisa impennata della T in orari anomali, non nelle ore centrali

la stazione "sovrastima", termine assolutamente errato in questo campo, o meglio ha un errore radiativo elevato a causa delle scarse doti di protezione dalla radiazione incidente a prescindere dalla posizione di quelle aperture

M.


