http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=4767&p=61417#p61417
-----------------------------------
andrea75
Lun 25 Feb, 2008 08:44

Re: Probabile Sovrastima Della Temperatura Con La Davis
-----------------------------------
[quote user="mazz83" post="61405"]ovviamente il termo oregon non è schermato, ma l'ho messo di sera e ce l'ho lasciato parecchie ore, dalle 16 alle 20. quindi...boh.

tornando a casa ora segno +7.6°, il gap tra i vari sensori (macchina inclusa) si è notevolmente ridotto!

quindi, seguendo l'osservazione di marco che gia avevo pensato, credo che la colpa sia da additare al manto impermeabilizzante NERO che riveste il tetto, che di giorno assorbe calore e di sera lo rilascia moooolto gradualmente, falsando le T fin verso le 18/19, per poi esaurire tale effetto, almeno credo!

che ne dite? dalle foto postate nell'altro topic si vede bene il manto nero.
 :bye:[/quote]

Al di là del fatto che la tua sovrastima rispetto alle altre stazioni sia appunto da imputare all'ubicazione, il confronto tra i 2 sensori, fatto in questo modo, è improponibile, proprio per la mancanza di una schermatura al secondo.
La differenza la noti di più proprio al calar del sole, perché il sensore non schermato riceve prima l'irraggiamento e la temperatura scende di più rispetto a quello schermato. Se l'avessi lasciato anche la notte la differenza sarebbe stata ancora più evidente. Per andar bene, non solo dovresti schermarli, ma addirittura allo stesso modo, con lo stesso schermo! Solo quello ti darebbe un reale confronto tra le 2 temperature.


