http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=5323&p=77734#p77734
-----------------------------------
andrea75
Lun 28 Lug, 2008 08:51

Re: Meglio Di Così.....
-----------------------------------
[quote user="Fede" post="77727"]
Perfetto!!! Il termometro sovrastima le massime, il pluviometro sottostima la pioggia, le previsioni del display sono inattendibili......avesse ragione Fabio?  :lol:  :lol:  :lol: 

[b]Ho notato che prima della pioggia e durante c'è stato un brusco aumento della pressione atmosferica.......non caspisco: mi sarei aspettato una brusca diminuzione come preavviso......poi mi spieghi per favore?[/b] ;-)

Vado a dormire che sono stanco morto......

Buonanotte....

P.S. giovedi 31 faccio la notte quindi venerdi 1/8 non lavoro.......dipende da come va la notte ma il pomeriggio se non dormo sono libero e possiamo andare alla ESCO (non mi sono dimenticato dell'Hi-Fly!!!)  :wink:[/quote]

No, beh... il termometro non sovrastima le massime. Lo fa se non monti una schermatura adeguata, ma è così per quasi tutte le stazioni meteo di fascia medio-bassa (ma talvolta anche quele di fascia alta) in commercio. certo, se ti prendi una Davis a 700 euro lo schermo te lo danno, ma per 100 di grazia se ti danno i sensori! :P 
Una volta montata la sschermatura io non ho mai riscontrato problemi di sovrastima o sottostima per quello che riguarda le temperature. Anzi, sempre tenendo conto dei costi, trovo i sensori delle LaCrosse molto attendibili. I riscontri fatti da me con le stazioni vicine, ma anche da altri utenti di altri forum con prove incrociate, ne sono la dimostrazione.
Il pluvio beh, quello in effetti ha qualche lacuna, dovuta più che altro alle dimensioni troppo ridotte: l'imboccatura di appena 68 cm2 infatti non aiuta e spesso, in particolare con piogge deboli, si ha una sottostima che può arrivare anche al 25-30%, ma che in genere si attesta al 15%.
Per essere sicuri di ciò (tutti i casi non possono essere uguali) occorre sempre fare delle prove comparative con un pluviometro manuale, o comunque anche con un recipiente cilindrico del quale si conosce la superficie. Se volete una mano (tu e robby) da questo punto di vista vi potrò dare qualche dritta.

P.S.: per venerdì ok, ma sarò in grado di fartelo sapere solo Giovedì o forse addirittura Venerdì stesso. Se non lavoro in ogni caso non ci sono problemi. Andiamo a fare sta missione in quel luogo di massima perdizione! :D


