http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=5377&p=78109#p78109
-----------------------------------
marvel
Gio 31 Lug, 2008 15:09

Re: SCHERMO SOLARE DIVERSO
-----------------------------------
[quote user="DragonIce" post="78106"][quote user="marvel" post="78100"]Premesso che ina ventola 24h su 24 già da sola garantisce una rilevazione molto vicina al vero, se poi viene messa a valle del sensore (in aspirazione) ancora meglio (eliminando l'eventuale, seppur minimissimo, calore prodotto dalla ventola stessa).
Anche il migliore schermo solare sarà sempre peggio di uno schermo arrangiato (purchè bianco) ma ventilato.
Ma attenzione che l'aria passi, cioè che entri ed esca senza difficoltà, se, come mi è sembrato di vedere sopra, la ventola si trova su un lato della scatola ma l'aria non fluisce direttamente (non entra ed esce ma può stazionare a lungo dentro) allora non va bene.
L'aria deve fluire "velocemente" senza poter sostare.
 :bye:[/quote]

dici a me?[/quote]

Hem, si, credo di si.

Il fatto è che non capisco il bisogno della lana di vetro, poi quella specie di tanica penso non sia molto congeniale... insomma lo schermo solare, nel suo complesso, deve essere "snello" per ridurre l'inerzia ternica (la capacità di trattenere il calore accumulato o, viceversa, di mantenere il freddo accumulato.
Un conto è un termometro in una capannina (a parte che anche le capannine ultimamente vengono criticate perchè creano un microclima tutto loro) quindi ombreggiato ma esposto ed aperto alle correnti d'aria, un altro conto è un sensore messo là dentro.
Vedi, se la ventola la metti sotto ma sopra è chiuso... non si ottiene l'effetto sperato.
Meglio se mettevi la ventola di lato e facevi un foro dal lato opposto.
Resta comunque il fatto che lo schermo, nel suo insieme, deve avere dimensioni ridotte ed essere il più possibile esposto all'aria.
Ben venga la ventilazione forzata, ma deve permettere all'aria di defluire rapidamente.  :bye:


