http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=5568&p=82828#p82828
-----------------------------------
Icestorm
Gio 18 Set, 2008 11:03

Re: Differenze nelle rilevazioni a Foligno
-----------------------------------
La Davis ha un range in campo aperto dichiarato di 300 m, che saranno reali 250, con muri e contromuri fino a 100 m o poco meno ci si arriva bene...quindi da questo punto di vista non avresti alcun problema! 

Per il resto ti consiglierei tralasciando per ora il problema caldaia: 

O installare la stazione a 3-4 m dal pavimento se non sarà ventilata, o installarla normalmente a 1.80/2 m dallo stesso ma con stazione ventilata. 

Forse comunque sarebbe meglio innalzarsi il più possibile dal "suolo" (3 m), e abbinare la ventilazione per fare una cosa nel miglior modo possibile..


