http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=5638&p=84422#p84422
-----------------------------------
Marco376
Sab 04 Ott, 2008 09:23

Mancava Una Cosa....
-----------------------------------
...cioè non avevo inserito l'adattatore metrico nel pluvio Davis pur modificando l'unità di misura nella console! :D 

Ora dovrebbe essere a posto.

In pratica prima due scatti corrispondevano a 0.508 mm contro i 0.4 mm segnati dalla Davis!

Rifacendo i conti, nell'episodio piovoso di Settembre il totale diventa 6 mm (6 mm anche col secchio) mentre nella ultima occasione il totale sarebbe di 17,2 mm (18,5 mm col secchio).

 :oops: 

Nel mio sito ho aggiornato il report Noaa mensile, il totale giornaliero, mensile e quello annuale. 
L'unica cosa che non posso cambiare è il totale della perturbazione che rimane "fasullo".
Dalla prossima occasione le cose dovrebbero rientrare nella normalità.

Ed ora sotto con le Poranesate! :boom:


