https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=5785&p=88995#p88995
-----------------------------------
Marco376
Gio 13 Nov, 2008 20:06

Re: Prestazioni Pluviometro Davis
-----------------------------------
[quote user="ternano" post="88974"]Proprio in tema a questa discussione, stamattina alle prime gocce ho svuotato il pluvio manuale per effettuare una verifica dopo diverso tempo che non lo facevo proprio con carta e penna..solo ad occhio.. 

Ebbene rientrando a casa (piove ancora ma poco), trovo un accumulo Davis di 18.2 mm...ed il manuale è li preciso poco sopra la tacca graduata dei 18 mm....queste si che sono soddisfazioni :mrgreen:[/quote]

Per oggi ti è andata bene! :D 
Mi ero scordato che avevi aperto una discussione simile, forse sarebbe meglio unire i messaggi:
[url=http://www.lineameteo.it/sottostime-pluvio-davis-dal-01-01-08-vt4567.html]Link
Qualche problemino ce lo avevi prima di girare le viti..... :P 

[quote user="Fili" post="88986"]Pluvio manuale, 16.8mm 
Pluvio Davis: 15.2mm

Differenza: 10% di sottostima.

Ho il sospetto però che le gocce di rimbalzo siano cadute nel pluvio manuale dato che tra l'imbocco del pluvio e la superficie ci sono circa 10cm, purtroppo però non ho altro modo per fissarlo. Questo potrebbe aver determinato tale scarto oppure il 10% è comunque troppo?[/quote]

Continua a fare altre prove ogni volta che piove e controlla se lo scarto rimane sempre del 10% o varia.

Per quanto mi riguarda, da ieri sera, il pluviometro Davis ha sottostimato del 13.9%.
Rispetto alla volta scorsa l'errore si è quasi dimezzato, proverò a toccare ancora leggermente le viti per vedere se migliora... :mah:


