http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=5785&p=89051#p89051
-----------------------------------
Marco376
Ven 14 Nov, 2008 11:19

Re: Prestazioni Pluviometro Davis
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="89008"]Per me nessun problema. ;)[/quote]

Ok.

Allego il file completo che è di poche pagine ed abbastanza chiaro.
Consiglio di leggerlo per rendersi conto dei problemi che si possono avere con gli strumenti basculanti e come si possono risolvere.

Lo studio si riferisce ad una serie di pluviometri professionali di alto costo.
Emerge per prima cosa l'importanza della taratura degli strumenti, anche se costano migliaia di euri...
[quote]• [b]gli strumenti analizzati non sono risultati omogenei[/b] in quanto gli stessi presentano
caratteristiche meccaniche e regolazioni difformi. Da ciò ne consegue che ciascuno
strumento ha una propria curva di taratura caratteristica;
• dalle analisi effettuate sulla strumentazione “in situ”, [b]gli strumenti, sono risultati
nella maggior parte dei casi fuori taratura[/b]. Solo dopo aver effettuato una completa
manutenzione e ritaratura in laboratorio, è stato possibile riportarli nelle condizioni originarie
di funzionamento;
[/quote]

Si introduce il concetto di curva di taratura.
In questa figura si può vedere che alcuni pluviometri presentano un comportamento variabile dell'errore al variare dell'intensità di pioggia:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/321/errore.jpg[/img] 

Mentre la maggior parte degli strumenti hanno un errore negativo all'aumentare dell'intensità della precipitazione:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/321/curve_di_errore.jpg[/img]

La conclusione è che:
[quote]• qualunque sia la CLASSE dello strumento sono necessari interventi più o meno
incisivi sul software dei sistemi di acquisizione per la correzione della pioggia registrata
con la curva di taratura dinamica.[/quote]

Il concetto di classe è spiegato nel testo.
Il problema diventa quello di conoscere la curva di taratura effettiva dello strumento con la quale è possibile corregere i dati rilevati.


