http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=14785
-----------------------------------
Tiziano58
Sab 01 Apr, 2017 21:54

Renkforce WH2315. Miglioramento Delle Prestazioni Del Pluviometro.
-----------------------------------
Salve a tutti,
la mia stazione Renkforce WH2315 ha come gruppo strumenti di rilevazione dei dati lo stesso set utilizzato in diverse altre stazioni meteo come ad esempio la ben nota PCE FWS 20 (la WH2315 fornisce in più, tra gli altri, anche i dati di illuminazione).
Il problema in oggetto, come noto, è dato dal bordo particolarmente basso della vaschetta di raccolta della poggia che provoca in caso di pioggia battente un errore in difetto nella quantità misurata che può arrivare al 20%. La causa sarebbe dovuta al fatto che le gocce che cadano con particolare violenza tendono in parte a rimbalzare fuori della vaschetta prima di riuscire a scivolare fino alla bascula, falsando la lettura. La soluzione individuata è di "alzare" i bordi della vaschetta di raccolta.
Ho visto su internet parecchie soluzioni che vanno dal realizzare un rialzo esattamente a misura (all'estero lo vendono) al creare un contenitore cilindrico utilizzando pezzi da idraulica che, grazie ad un imbuto, convoglia nella vaschetta una quantità di pioggia uguale a quella che sarebbe raccolta dalla vaschetta stessa.
Sinceramente si tratta di soluzioni buone, forse ottime ma macchinose da realizzare.
Infine ho visto una soluzione apparentemente molto più facile ed economica delle altre che sfrutta una scatola da incasso per impianti elettrici, purtroppo però non c'era la descrizione (per motivi commerciali) di come si sarebbe dovuto procedere. Considerato il costo prossimo a zero e la facilità di realizzazione ho pensato di provare a realizzarla da me intuendo il da farsi dalle immagini disponibili.
Ho acquistato la scatola e preso le misure e mi accingo a creare il rialzo. Vi tengo informati sui risultati.
Qualcuno ha già provato questa soluzione? Come si è trovato?


-----------------------------------
secoundout
Dom 02 Apr, 2017 06:20

Re: Renkforce WH2315. Miglioramento Delle Prestazioni Del Pluviometro.
-----------------------------------
Nella mia, avevo creato un blocchetto di legno molto tenero che andava preciso all'interno della vasca incastrandosi nel piccolissimo bordino di rialzo, il blocchetto era composto da 4 pezzi (per facilitare la rimozione) poi ho carteggiato con carta vetrata le pareti del pluvio, infine ho messo strati di vetroresina a fogli imbevuta con resina liquida catalizzata, ci vuole un poco di praticità nell'usare la vetroresina ma non impossibile.


-----------------------------------
Tiziano58
Dom 02 Apr, 2017 08:23

Re: Renkforce WH2315. Miglioramento Delle Prestazioni Del Pluviometro.
-----------------------------------
[quote user="secoundout" post="427332"]Nella mia, avevo creato un blocchetto di legno molto tenero che andava preciso all'interno della vasca incastrandosi nel piccolissimo bordino di rialzo, il blocchetto era composto da 4 pezzi (per facilitare la rimozione) poi ho carteggiato con carta vetrata le pareti del pluvio, infine ho messo strati di vetroresina a fogli imbevuta con resina liquida catalizzata, ci vuole un poco di praticità nell'usare la vetroresina ma non impossibile.[/quote]

Ciao secoundout e grazie per la risposta.
Decisamente un bel lavoro il tuo e molto preciso. Io come ti ho detto ho optato al momento per una soluzione piuttosto rapida. Certo i lati interni del rialzo sono più approssimativi ma credo che l'errore che introducono sia veramente minimo. Il lavoro è quasi terminato e conto di mettere qualche foto per spiegare meglio cosa ho fatto.


-----------------------------------
Tiziano58
Dom 02 Apr, 2017 13:54

Re: Renkforce WH2315. Miglioramento Delle Prestazioni Del Pluviometro.
-----------------------------------
Lavoro concluso e installato.
Ecco la scatola da incasso modificata:
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/2281/20170401_182433_rid.jpg[/img]
Si tratta di una scatola da incasso per 4 moduli acquistata presso Leroy Merlin per poche decine di centesimi. Poi ho praticato con un taglierino affilato una apertura rettangolare sul fondo di 49x109mm, pari all'apertura del pluviometro originale (apertura originale misurata con calibro: 49,51x107,73mm, considerando però che gli angoli sono arrotondati). Poi ho inserito e incollato all'interno sui lati lunghi due pezzi di canalina rettangolare per impianti esterni, sui lati corti ho incollato due rettangolini ricavati dal fondo ritagliato.
La modifica si infila perfettamente sul pluviometro originale alzandone i lati di circa 2,7cm:
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/2281/20170401_182513_rid.jpg[/img]
Infine l'immagine del gruppo sensori così come l'ho installato sulla recinzione del mio giardino:
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/2281/20170402_084657_rid.jpg[/img]


-----------------------------------
stefano gaias
Dom 02 Apr, 2017 14:55

Re: Renkforce WH2315. Miglioramento Delle Prestazioni Del Pluviometro.
-----------------------------------
[quote user="Tiziano58" post="427354"]Lavoro concluso e installato.
Ecco la scatola da incasso modificata:
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/2281/20170401_182433_rid.jpg[/img]
Si tratta di una scatola da incasso per 4 moduli acquistata presso Leroy Merlin per poche decine di centesimi. Poi ho praticato con un taglierino affilato una apertura rettangolare sul fondo di 49x109mm, pari all'apertura del pluviometro originale (apertura originale misurata con calibro: 49,51x107,73mm, considerando però che gli angoli sono arrotondati). Poi ho inserito e incollato all'interno sui lati lunghi due pezzi di canalina rettangolare per impianti esterni, sui lati corti ho incollato due rettangolini ricavati dal fondo ritagliato.
La modifica si infila perfettamente sul pluviometro originale alzandone i lati di circa 2,7cm:
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/2281/20170401_182513_rid.jpg[/img]
Infine l'immagine del gruppo sensori così come l'ho installato sulla recinzione del mio giardino:
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/2281/20170402_084657_rid.jpg[/img][/quote]

Ricordati di fare uno schermo passivo x il TH perchè quello originale non'è a norma  :wink:  :D


-----------------------------------
Gab78
Dom 02 Apr, 2017 15:00

Re: Renkforce WH2315. Miglioramento Delle Prestazioni Del Pluviometro.
-----------------------------------
Ottimo lavoro sul pluvio!  :ok:


-----------------------------------
green63
Dom 02 Apr, 2017 15:42

Re: Renkforce WH2315. Miglioramento Delle Prestazioni Del Pluviometro.
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="427358"]Ottimo lavoro sul pluvio!  :ok:[/quote]

Concordo, lavoro simile ad altri già visti, economico e sicuramente efficace  ;) 
mi accodo al consiglio di Stefano, metti mano appena possibile allo schermo 
 :bye:


-----------------------------------
Tiziano58
Dom 02 Apr, 2017 16:28

Re: Renkforce WH2315. Miglioramento Delle Prestazioni Del Pluviometro.
-----------------------------------
Grazie a tutti per l'apprezzamento.
Non ho fatto quasi in tempo ad installare la modifica al pluviometro che dal pomeriggio ha cominciato a piovere.... subito alla prova!
La modifica allo schermo è ovviamente il prossimo passo. Pensavo inoltre di dotarlo di ventola. Comunque poi aprirò un'altra discussione anche perchè devo chiedere qualche chiarimento a chi ne sa di più (dopo aver letto le varie discussioni già presenti all'argomento).
Nel frattempo sto continuando a studiare come collegare la stazione meteo online senza tenere un PC permanentemente acceso (vedi altro topic che ho aperto).


-----------------------------------
green63
Dom 02 Apr, 2017 16:33

Re: Renkforce WH2315. Miglioramento Delle Prestazioni Del Pluviometro.
-----------------------------------
[quote user="Tiziano58" post="427366"]Grazie a tutti per l'apprezzamento.
Non ho fatto quasi in tempo ad installare la modifica al pluviometro che dal pomeriggio ha cominciato a piovere.... subito alla prova!
La modifica allo schermo è ovviamente il prossimo passo. Pensavo inoltre di dotarlo di ventola. Comunque poi aprirò un'altra discussione anche perchè devo chiedere qualche chiarimento a chi ne sa di più (dopo aver letto le varie discussioni già presenti all'argomento).
Nel frattempo sto continuando a studiare come collegare la stazione meteo online senza tenere un PC permanentemente acceso (vedi altro topic che ho aperto).[/quote]

Molto bene Tiziano, si ottimo lavoro, e tienici aggiornati sul discorso schermo che reputo fondamentale, dalla piccola foto che hai postato mi sembra di intuire che tu disponga di un'installazione potenzialmente molto valida, sarebbe bene farla fruttare al meglio  ;)

 :bye:


-----------------------------------
andrea75
Dom 02 Apr, 2017 17:30

Re: Renkforce WH2315. Miglioramento Delle Prestazioni Del Pluviometro.
-----------------------------------
Ottimo lavoro! ;)
Poi una volta realizzato lo schermo la stazione potremo anche metterla nella nostra rete.  :ok:


-----------------------------------
Tiziano58
Lun 03 Apr, 2017 12:23

Re: Renkforce WH2315. Miglioramento Delle Prestazioni Del Pluviometro.
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="427371"]Ottimo lavoro! ;)
Poi una volta realizzato lo schermo la stazione potremo anche metterla nella nostra rete.  :ok:[/quote]
Ciao Andrea,
il mio scopo è proprio quello!
La mia stazione, come credo si intuisca dalla foto, è fissata ad uno dei pali della recinzione del mio giardino. Si trova a circa 2 metri di altezza dal suolo costituito da prato/coltivazione di erba medica. La casa è a 18 metri di distanza sul lato est della stazione per cui non dovrebbe influire significativamente sulla direzione del vento. Credo che come installazione non potessi chiedere di meglio.
Lo schermo è solo un problema di tempo, so cosa devo fare e devo solo reperire il materiale necessario.
Per la messa in rete invece sto ancora studiando anche se le idee mi si stanno schiarendo.


-----------------------------------
andrea75
Lun 03 Apr, 2017 15:15

Re: Renkforce WH2315. Miglioramento Delle Prestazioni Del Pluviometro.
-----------------------------------
[quote user="Tiziano58" post="427407"][quote user="andrea75" post="427371"]Ottimo lavoro! ;)
Poi una volta realizzato lo schermo la stazione potremo anche metterla nella nostra rete.  :ok:[/quote]
Ciao Andrea,
il mio scopo è proprio quello!
La mia stazione, come credo si intuisca dalla foto, è fissata ad uno dei pali della recinzione del mio giardino. Si trova a circa 2 metri di altezza dal suolo costituito da prato/coltivazione di erba medica. La casa è a 18 metri di distanza sul lato est della stazione per cui non dovrebbe influire significativamente sulla direzione del vento. Credo che come installazione non potessi chiedere di meglio.
Lo schermo è solo un problema di tempo, so cosa devo fare e devo solo reperire il materiale necessario.
Per la messa in rete invece sto ancora studiando anche se le idee mi si stanno schiarendo.[/quote]

Bene, ottime notizie. ;) Attendiamo fiduciosi... la posizione mi interessa parecchio. Sull'installazione direi che c'è poco da dire... è perfetta. :ok:


-----------------------------------
Burian Express 94
Lun 03 Apr, 2017 20:06

Re: Renkforce WH2315. Miglioramento Delle Prestazioni Del Pluviometro.
-----------------------------------
Grande Tiziano, aspettiamo online la tua stazione allora! Dopo Petrignano e Santa Maria degli Angeli si allargano le stazioni in quella zona, ogni tanto mi servite per capire se mi arriva qualche temporale da Est  :inchino:  :ok:


