https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=17363
-----------------------------------
gladio70
Dom 14 Giu, 2020 12:04

Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
buongiorno , mi chiedevo se qualcuno di voi fa confronti tra schermi solari o stazioni meteo , sarebbe bello metterli tutti in un post , per confrontare vedere le varie configurazioni ecc ecc ,... io ormai li faccio da parecchio tempo , e sono davvero molto interessanti si capiscono tante cose  che a volte sfuggono , intanto vi posto il confronto di ieri ,e la postazione meteo dove sono posizionati gli schermi ,
[url=https://postimg.cc/w71zhJNw][img]https://i.postimg.cc/w71zhJNw/104226381-265155128069738-1802417583672912673-n.jpg[/img]
gli schermi sono sul tetto e orientati a SW , la postazione è formata da 1 schermo meteoshield pro 1davis 7714  2 auto costruiti passivi che poi piu' avanti approfondiremo come sono fatti,la ws80 per il momento non c'è, i sensori usati sono wh ecowitt e dp50 froggit , che poi sono la stessa cosa , 

[url=https://postimg.cc/B8BfqCWn][img]https://i.postimg.cc/B8BfqCWn/graficimeteo-del-13-06-2020.png[/img]

[url=https://postimg.cc/DJCVGywV][img]https://i.postimg.cc/DJCVGywV/scost-media-min-max-del-13-06-2020.png[/img]


-----------------------------------
andrea75
Dom 14 Giu, 2020 12:18

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Ci sono diversi topic in cui si tratta l'argomento qui in Strumenti Meteo, per lo più aperti e gestiti da Green63.

Dai un'occhiata a questi tanto per iniziare:
http://www.lineameteo.it/schermi-solari-di-serie-e-non-confronti-e-possibili-sovra-vf2-vt16147.html

http://www.lineameteo.it/nuovo-test-di-raffronto-schermi-vf2-vt15760.html

http://www.lineameteo.it/nuovo-schermo-in-arrivo-cometeo-f8110-vf2-vt15821.html

http://www.lineameteo.it/sovrastima-temperature-schermi-passivi-vf2-vt14633.html

http://www.lineameteo.it/sensorpush-monitoraggio-temp-and-rh-vf2-vt14588.html

Insomma, di materiale ce n'è abbastanza... :)
Il fatto di riunirli in un topic unico, beh, sarebbe una buona idea. Il problema più grande è proprio quello che ultimamente green63, che sarebbe il miglior candidato per aiutarmi/aiutarci in questo tipo di lavoro, non riesce ad essere più molto presente.
Ma se vuoi iniziare in qualche modo a fare un po' di ordine, magari radunando le informazioni di cui sopra, puoi farlo pure in piena autonomia. ;)


-----------------------------------
gladio70
Dom 14 Giu, 2020 12:21

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="524708"]Ci sono diversi topic in cui si tratta l'argomento qui in Strumenti Meteo, per lo più aperti e gestiti da Green63.

Dai un'occhiata a questi tanto per iniziare:
http://www.lineameteo.it/schermi-solari-di-serie-e-non-confronti-e-possibili-sovra-vf2-vt16147.html

http://www.lineameteo.it/nuovo-test-di-raffronto-schermi-vf2-vt15760.html

http://www.lineameteo.it/nuovo-schermo-in-arrivo-cometeo-f8110-vf2-vt15821.html

http://www.lineameteo.it/sovrastima-temperature-schermi-passivi-vf2-vt14633.html

http://www.lineameteo.it/sensorpush-monitoraggio-temp-and-rh-vf2-vt14588.html

Insomma, di materiale ce n'è abbastanza... :)[/quote]
ottimo ,,, avevo cercato , ma mica li trovavo  :lol:  lo puoi togliere allora mi sposto di la  :ok:


-----------------------------------
green63
Dom 14 Giu, 2020 15:29

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
ringrazio Andrea per le gentili parole, nonostante avrebbe tutti i diritti per essere arrabbiato con me non lo fa trasparire, a conferma ulteriore, qualora fosse necessario, delle grandi doti umane del Presidente  ;) 

Posso promettere di migliorare la mia partecipazione, finalmente credo di aver risolto le problematiche relative al lavoro, è stato difficile riuscire a non essere tra i molti che hanno lasciato abbassate le serrande gettando la spugna, ed è un risultato frutto di un grande lavoro, che ha impegnato per mesi le mie forze, peraltro deboli ultimamente vuoi per l'età vuoi per un certo aggravamento di un problema articolare per il quale ho bisogno di un intervento abbastanza impegnativo.

Finiti i piagnistei, farò del mio meglio, sperando che la stanza strumenti sia nel frattempo cresciuta, ultimamente avevo notato una certa tendenza, da parte di alcuni, a denigrare un certo approccio, la ricerca di performance sempre migliori, un cercare di comunicare velatamente "ma che te frega di due decimi?? ma lascia stà,  tanto sulle medie mensili che conta?"

Grazie
Mauro


-----------------------------------
andrea75
Dom 14 Giu, 2020 16:55

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Nessun problema Mauro. Ci mancherebbe che mi arrabbio se non riesci a partecipare come vorresti... piuttosto mi dispiace, quello sì.
Oltretutto non credo ci siano stati particolari atteggiamenti denigratori nei tuoi confronti, anzi, di solito ho sempre notato apprezzamenti e complimenti per quello che fai. Ma nel caso ci fossero stati mi spiace non averli notati e stigmatizzati come sarebbe stato giusto fare. Ti consiglio tuttavia di lasciar correre... perché spesso prendersela non vale nemmeno la pena. ;)


-----------------------------------
green63
Lun 15 Giu, 2020 08:58

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="524744"]Nessun problema Mauro. Ci mancherebbe che mi arrabbio se non riesci a partecipare come vorresti... piuttosto mi dispiace, quello sì.
Oltretutto non credo ci siano stati particolari atteggiamenti denigratori nei tuoi confronti, anzi, di solito ho sempre notato apprezzamenti e complimenti per quello che fai. Ma nel caso ci fossero stati mi spiace non averli notati e stigmatizzati come sarebbe stato giusto fare. Ti consiglio tuttavia di lasciar correre... perché spesso prendersela non vale nemmeno la pena. ;)[/quote]

Grazie Boss  ;) 

M


-----------------------------------
gladio70
Gio 09 Lug, 2020 15:39

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
salve, visto che l'ho aperta questa discussione ,  :D  vi mostro i miei confronti in atto , prima di tutto la postazione  attuale[img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/106489659_729145641203255_4755959544386318300_n.jpg[/img] , i confronti sono tra meteoshield pro e lastem ,  in questi schermi sto usando i nuovi sensori a sonda sht35 della ecowitt  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/104124093_872107323284307_4923287019605843280_n.jpg[/img] 
poi confronto il davis con il lastem  , (nel davis c'è un wh31 modificato sht30)  ed infine davis con ws80 
1) [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/grafici_meteo_del_08_07_2020_forum_1594301780_238851.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_08_07_2020__1594301786_645072.png[/img] 
2) davis-lastem  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/confronto_davis_lastem_del_08_07_2020.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_08_07_2020__1594301838_177216.png[/img] 
3)  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/confronto_davis_ws80_del_08_07_2020.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_08_07_2020.png[/img] 
bene per qualsiasi chiarimento, non esitate a chiedere  :bye:


-----------------------------------
Freddoforever
Gio 09 Lug, 2020 20:39

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Quanto costa il Lastem e come è all'interno a livello di spazio?


-----------------------------------
gladio70
Gio 09 Lug, 2020 20:46

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Ciao , il lastem è piccolo , ma funziona bene , costa 130 euro + iva e spedizione, guarda il disegno per le dimensioni


-----------------------------------
gladio70
Ven 10 Lug, 2020 22:16

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
dati di oggi  confronto met pro-lastem-ws80 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/grafici_meteo_del_10_10_2020_forum.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_10_10_2020_forum.png[/img]


-----------------------------------
Freddoforever
Sab 11 Lug, 2020 08:40

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="gladio70" post="526502"]Ciao , il lastem è piccolo , ma funziona bene , costa 130 euro + iva e spedizione, guarda il disegno per le dimensioni[/quote]

Pensavo costasse come il Davis,a livello di prestazioni dai grafici da te postati si inserisce tra quest'ultimo  e il Barani,peccato sia abbastanza piccolo all' interno e non possa ospitare sensori più voluminosi.


-----------------------------------
gladio70
Sab 11 Lug, 2020 08:47

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Sì è un compromesso tra il Davis ed il Barani ,  è stretto non si può mettere i sensori a scatoletta, a meno che non sia di dimensioni piccole,  è nato per i sensori a sonda , però se si fa qualche modifica ai sensori ,eliminando l'involucro o cose del genere si può adattare ,


-----------------------------------
Dic96
Lun 13 Lug, 2020 09:59

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno. Ho avuto due stazioni meteo (La Crosse) e in entrambe ho costruito lo schermo manualmente (passivo), utilizzando dei sottovasi.
 
Nel primo caso la stazione era collocata su tetto e ha sempre fatto il suo bel lavoro: dati corretti con areazione a 360 gradi. 

Nel secondo caso invece, in giardino, ho riscontrato uno scostamento terribile con le Davis collocate a pochi chilometri: con soleggiamento estivo registravo persino 4 gradi in più degli altri! E lo schermo è sempre quello...

Mi confermate che l’unica motivazione può essere l’installazione? Siamo a due metri d’altezza con suolo erboso in giardino ricco di piante/siepi. Non avrei mai mai mai creduto che per avere dati così falsati bastasse mettersi in giardino leggermente riparato, ma comunque piuttosto ampio! Però a cos’altro potrei imputare questo “fallimento”??? È l’unica spiegazione, lo schermo, ripeto, è costruito come tanti altri...


-----------------------------------
Freddoforever
Lun 13 Lug, 2020 15:20

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="Dic96" post="526719"]Buongiorno. Ho avuto due stazioni meteo (La Crosse) e in entrambe ho costruito lo schermo manualmente (passivo), utilizzando dei sottovasi.
 
Nel primo caso la stazione era collocata su tetto e ha sempre fatto il suo bel lavoro: dati corretti con areazione a 360 gradi. 

Nel secondo caso invece, in giardino, ho riscontrato uno scostamento terribile con le Davis collocate a pochi chilometri: con soleggiamento estivo registravo persino 4 gradi in più degli altri! E lo schermo è sempre quello...

Mi confermate che l’unica motivazione può essere l’installazione? Siamo a due metri d’altezza con suolo erboso in giardino ricco di piante/siepi. Non avrei mai mai mai creduto che per avere dati così falsati bastasse mettersi in giardino leggermente riparato, ma comunque piuttosto ampio! Però a cos’altro potrei imputare questo “fallimento”??? È l’unica spiegazione, lo schermo, ripeto, è costruito come tanti altri...[/quote]

Potrebbe  dipendere anche dal tipo di esposizione al sole ed eventuale maggiore o minore ombreggiamento ma anche in quale punto del giardino si trova la stazione,per esempio io ho la stazione in un punto rognoso in quanto c'è un mix tra forte soleggiamento,poca ventilazione,esposizione solo a sud  e muretti in cemento che la fanno sovrastimare risolto parzialmente con una palpebra ombreggiante,purtroppo non posso spostarla da li se non sul tetto.


-----------------------------------
green63
Lun 13 Lug, 2020 15:22

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="Dic96" post="526719"]Buongiorno. Ho avuto due stazioni meteo (La Crosse) e in entrambe ho costruito lo schermo manualmente (passivo), utilizzando dei sottovasi.
 
Nel primo caso la stazione era collocata su tetto e ha sempre fatto il suo bel lavoro: dati corretti con areazione a 360 gradi. 

Nel secondo caso invece, in giardino, ho riscontrato uno scostamento terribile con le Davis collocate a pochi chilometri: con soleggiamento estivo registravo persino 4 gradi in più degli altri! E lo schermo è sempre quello...

Mi confermate che l’unica motivazione può essere l’installazione? Siamo a due metri d’altezza con suolo erboso in giardino ricco di piante/siepi. Non avrei mai mai mai creduto che per avere dati così falsati bastasse mettersi in giardino leggermente riparato, ma comunque piuttosto ampio! Però a cos’altro potrei imputare questo “fallimento”??? È l’unica spiegazione, lo schermo, ripeto, è costruito come tanti altri...[/quote]

Ciao,
più correttamente direi che la motivazione è lo schermo e non la posizione, quest'ultima è solo la causa scatenante che evidenzia problemi di schermatura
in alto, a tetto, con ventilazione presumibilmente sempre ben presente, lo schermo, seppure non efficace, riesce a smaltire il calore interno e restituire un dato "presumibilmente" vicino al reale
in giardino, a 2 mt da terra, la ventilazione naturale è già di per se nettamente inferiore, la presenza di ostacoli, piante e siepi, non fa che aggravare la situazione
un buon schermo solare scherma bene in tutte le condizioni, con le ovvie differenze dettate dal posizionamento, a 10 mt dal suolo le temperature minime sono sempre più elevate rispetto a 2 mt dal suolo, e le massime inferiori, anche in maniera apprezzabile

Mauro


-----------------------------------
gladio70
Lun 13 Lug, 2020 16:32

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="Dic96" post="526719"]Buongiorno. Ho avuto due stazioni meteo (La Crosse) e in entrambe ho costruito lo schermo manualmente (passivo), utilizzando dei sottovasi.
 
Nel primo caso la stazione era collocata su tetto e ha sempre fatto il suo bel lavoro: dati corretti con areazione a 360 gradi. 

Nel secondo caso invece, in giardino, ho riscontrato uno scostamento terribile con le Davis collocate a pochi chilometri: con soleggiamento estivo registravo persino 4 gradi in più degli altri! E lo schermo è sempre quello...

Mi confermate che l’unica motivazione può essere l’installazione? Siamo a due metri d’altezza con suolo erboso in giardino ricco di piante/siepi. Non avrei mai mai mai creduto che per avere dati così falsati bastasse mettersi in giardino leggermente riparato, ma comunque piuttosto ampio! Però a cos’altro potrei imputare questo “fallimento”??? È l’unica spiegazione, lo schermo, ripeto, è costruito come tanti altri...[/quote]
ciao , tralasciamo per il momento lo schermo , ma passando dal tetto a 2 metri dal terreno è normale avere una temperatura piu' alta , poi mettici che sul tetto lo schermo prendeva piu' vento rispetto da dove sta adesso , ed il vento per le schermature ha un'importanza molto significativa  :?   4 gradi sono tanti , ma possibili in determinate situazioni .... ma non prenderei per certi confronti con stazioni "vicine" dovresti vedere dove sono collocate (tetto . a terra a che altitudine ecc ecc ) infine c'è da considerare la bontà in termini di prestazioni del tuo auto  costruito :roll:  quindi è davvero difficile capire quale sia il giusto compromesso non avendo punti di riferimento certi  :)


-----------------------------------
Dic96
Lun 13 Lug, 2020 19:53

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Grazie a tutti per il contributo, risponderò generico a tutti senza citare alcun post. 

Se è da imputare allo schermo mi chiedo: gli autocostruiti coi sottovasi, allora, sono inaffidabili? Ho seguito la procedura manuale classica ma se devo avere scostamenti di 4 gradi e non di 0,4 devo pensare che gli autocostruiti vadano banditi, altro che tutorial su come realizzarli

:D

All’amico qui sopra rispondo che parlavo di due autocostruti con egual metodo ma in due località diverse. Quello sul tetto era performante l’altro no. A parte ciò i +4 sono certezza, purtroppo, avendo verificato l’esposizione di davis vicine, che reputo perfetta (in campi più aperti) e senza autocostruzioni...


-----------------------------------
green63
Lun 13 Lug, 2020 21:30

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="Dic96" post="526771"]Grazie a tutti per il contributo, risponderò generico a tutti senza citare alcun post. 

Se è da imputare allo schermo mi chiedo: gli autocostruiti coi sottovasi, allora, sono inaffidabili? Ho seguito la procedura manuale classica ma se devo avere scostamenti di 4 gradi e non di 0,4 devo pensare che gli autocostruiti vadano banditi, altro che tutorial su come realizzarli

:D

All’amico qui sopra rispondo che parlavo di due autocostruti con egual metodo ma in due località diverse. Quello sul tetto era performante l’altro no. A parte ciò i +4 sono certezza, purtroppo, avendo verificato l’esposizione di davis vicine, che reputo perfetta (in campi più aperti) e senza autocostruzioni...[/quote]

Ciao,
gli schermi autocotruiti, qualunque metodo si utilizzi per la loro costruzione, possono essere affidabilissimi o pessimi, il confine è molto sottile ma la differenza abnorme.
Il problema principale non è come si deve costruire ma l'approccio, che nella maggior parte dei casi, è sbagliato.
Non è possibile costruire uno schermo autocostruito e pretendere di ritenerlo affidabile se non si fa un raffronto in loco con uno schermo dalle prestazioni conosciute, non a 5 km di distanza, ma a 2 metri.

sensori allineati precedentemente, in maniera di conoscere il loro allineamento e, di conseguenza, l'incertezza di misura, poi si procede al confronto con il riferimento del quale, al contrario, si conoscono limiti e performance

questa è l'unica strada percorribile, oppure ci si accontenta sperando di aver fatto un buon lavoro

Mauro


-----------------------------------
gladio70
Lun 13 Lug, 2020 22:07

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
concordo in tutto con green , l'unico confronto che può essere preso in considerazione è quello fatto nella stessa postazione  in loco, basta mettere gli schermi in confronto a 10 metri di distanza , e già si hanno differenze , figuriamoci a km di distanza  :roll: 
dati di oggi , oggi l'unico dato da guardare è il vento ,  8))  con raffiche fino a 50 km/h 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/grafici_meteo_del_13_07_2020_forum.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_13_07_2020_forum.png[/img]


-----------------------------------
Dic96
Lun 13 Lug, 2020 22:44

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Vi ho già ringraziato per le risposte ma ora permettetemi un appunto.

A me francamente quest’ultima interpretazione sembra come girarci intorno, al problema.

Traduco cosa voglio dire: se una Davis a 2 km da me in linea d’aria fa 24 gradi e io ne faccio 28 (stessa quota e miglior collocazione), il mio schermo autocostruito in modo “canonico” (= attinente ai canoni) sta fallendo. Se un’altra stazione 250 mt più a valle fa 26 gradi è una conferma ulteriore.

Non serve la prova dell’affiancamento, che è facile da scrivere ma non da fare. Affermerei piuttosto: bisogna comprarsi la Davis (o una pari livello) con lo schermo bello e pronto!

A meno che il mio problema non sia di altra natura (e torniamo al giardino!)


-----------------------------------
green63
Lun 13 Lug, 2020 23:03

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="Dic96" post="526784"]Vi ho già ringraziato per le risposte ma ora permettetemi un appunto.

A me francamente quest’ultima interpretazione sembra come girarci intorno, al problema.

Traduco cosa voglio dire: se una Davis a 2 km da me in linea d’aria fa 24 gradi e io ne faccio 28 (stessa quota e miglior collocazione), il mio schermo autocostruito in modo “canonico” (= attinente ai canoni) sta fallendo. Se un’altra stazione 250 mt più a valle fa 26 gradi è una conferma ulteriore.

Non serve la prova dell’affiancamento, che è facile da scrivere ma non da fare. Affermerei piuttosto: bisogna comprarsi la Davis (o una pari livello) con lo schermo bello e pronto!

A meno che il mio problema non sia di altra natura (e torniamo al giardino!)[/quote]

Anzi, grazie a te  ;) 

personalmente non giro attorno al problema, il confronto con una stazione posta a 2 km non ha alcun valore, punto, può essere indicativa solo se le stazioni hanno medesimo posizionamento, medesima altezza da terra, o dal tetto, medesima ventilazione, medesima esposizione, restano ampi margini di errore ma si può tentare.

In effetti 4 gradi sono tanti, ma mi è capitato spessissimo di assistere a differenze simili a breve distanza, e sempre in estate.

La procedura di allineamento non è difficile da fare, piuttosto comporta dei costi e una notevole perdita di tempo.

il nocciolo del problema è se ci si accontenta o meno, mettere una vp2 non ti da alcuna garanzia, credimi, la mia vp2 passiva, in giardino, a 2 mt da terra, fronte mare, ottima ventilazione, non va così bene come si potrebbe pensare....

Mauro


-----------------------------------
Dic96
Mar 14 Lug, 2020 02:09

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="green63" post="526785"][quote user="Dic96" post="526784"]Vi ho già ringraziato per le risposte ma ora permettetemi un appunto.

A me francamente quest’ultima interpretazione sembra come girarci intorno, al problema.

Traduco cosa voglio dire: se una Davis a 2 km da me in linea d’aria fa 24 gradi e io ne faccio 28 (stessa quota e miglior collocazione), il mio schermo autocostruito in modo “canonico” (= attinente ai canoni) sta fallendo. Se un’altra stazione 250 mt più a valle fa 26 gradi è una conferma ulteriore.

Non serve la prova dell’affiancamento, che è facile da scrivere ma non da fare. Affermerei piuttosto: bisogna comprarsi la Davis (o una pari livello) con lo schermo bello e pronto!

A meno che il mio problema non sia di altra natura (e torniamo al giardino!)[/quote]

Anzi, grazie a te  ;) 

personalmente non giro attorno al problema, il confronto con una stazione posta a 2 km non ha alcun valore, punto, può essere indicativa solo se le stazioni hanno medesimo posizionamento, medesima altezza da terra, o dal tetto, medesima ventilazione, medesima esposizione, restano ampi margini di errore ma si può tentare.

In effetti 4 gradi sono tanti, ma mi è capitato spessissimo di assistere a differenze simili a breve distanza, e sempre in estate.

La procedura di allineamento non è difficile da fare, piuttosto comporta dei costi e una notevole perdita di tempo.

il nocciolo del problema è se ci si accontenta o meno, mettere una vp2 non ti da alcuna garanzia, credimi, la mia vp2 passiva, in giardino, a 2 mt da terra, fronte mare, ottima ventilazione, non va così bene come si potrebbe pensare....

Mauro[/quote]

Mauro non capisco perché continui a ripetere che il confronto non ha valore.

In una determinata zona c’è una rete meteo che parla un’unica lingua, esempio 26 gradi a 300 mslm, 24 gradi a 550 mslm, 19 gradi in quota ecc.

Se io registro 28 a 550 sono io il problema, senza se e senza ma. Conosco bene l’area di riferimento e la relativa conformazione morfologica, non ci sono 4 gradi reali di differenza. La ragione sta dalla parte di quelle davis e non dalla mia perché - ripeto - le davis convergono tutte insieme in un canto intonato (a scalare di quota). Quando ho visto quella stazione a 2 km da me ho subito pensato “che bel posizionamento, in campo erboso aperto e senza ostacoli”.

In ogni caso faccio tesoro di quello che mi hai detto in precedenza ovvero colpa allo schermo e non al giardino. Anche perché quando lo spazio è quello, tu in quanto meteoamatore puoi inventarti poco, non puoi allargarti la proprietà.


-----------------------------------
Freddoforever
Mar 14 Lug, 2020 07:15

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Io ti do parzialmente ragione sul fatto del confronto con le stazioni vicine,lo faccio anch'io  ad esempio con alcune stazioni del CFR sono sugli stessi valori mentre con altre no,ma in effetti come dice Mauro ci si può fare affidamento ma fino ad un certo punto,ci sono tanti fattori e molte variabili da considerare.
Secondo me dato che hai due sensori uguali l'unica cosa è prenderti uno schermo tipo il 7714 o altri e confrontarlo con l'autocostruito,magari sia sul tetto che sul giardino.


-----------------------------------
green63
Mar 14 Lug, 2020 14:57

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="Dic96" post="526791"][quote user="green63" post="526785"][quote user="Dic96" post="526784"]Vi ho già ringraziato per le risposte ma ora permettetemi un appunto.

A me francamente quest’ultima interpretazione sembra come girarci intorno, al problema.

Traduco cosa voglio dire: se una Davis a 2 km da me in linea d’aria fa 24 gradi e io ne faccio 28 (stessa quota e miglior collocazione), il mio schermo autocostruito in modo “canonico” (= attinente ai canoni) sta fallendo. Se un’altra stazione 250 mt più a valle fa 26 gradi è una conferma ulteriore.

Non serve la prova dell’affiancamento, che è facile da scrivere ma non da fare. Affermerei piuttosto: bisogna comprarsi la Davis (o una pari livello) con lo schermo bello e pronto!

A meno che il mio problema non sia di altra natura (e torniamo al giardino!)[/quote]

Anzi, grazie a te  ;) 

personalmente non giro attorno al problema, il confronto con una stazione posta a 2 km non ha alcun valore, punto, può essere indicativa solo se le stazioni hanno medesimo posizionamento, medesima altezza da terra, o dal tetto, medesima ventilazione, medesima esposizione, restano ampi margini di errore ma si può tentare.

In effetti 4 gradi sono tanti, ma mi è capitato spessissimo di assistere a differenze simili a breve distanza, e sempre in estate.

La procedura di allineamento non è difficile da fare, piuttosto comporta dei costi e una notevole perdita di tempo.

il nocciolo del problema è se ci si accontenta o meno, mettere una vp2 non ti da alcuna garanzia, credimi, la mia vp2 passiva, in giardino, a 2 mt da terra, fronte mare, ottima ventilazione, non va così bene come si potrebbe pensare....

Mauro[/quote]

Mauro non capisco perché continui a ripetere che il confronto non ha valore.

In una determinata zona c’è una rete meteo che parla un’unica lingua, esempio 26 gradi a 300 mslm, 24 gradi a 550 mslm, 19 gradi in quota ecc.

Se io registro 28 a 550 sono io il problema, senza se e senza ma. Conosco bene l’area di riferimento e la relativa conformazione morfologica, non ci sono 4 gradi reali di differenza. La ragione sta dalla parte di quelle davis e non dalla mia perché - ripeto - le davis convergono tutte insieme in un canto intonato (a scalare di quota). Quando ho visto quella stazione a 2 km da me ho subito pensato “che bel posizionamento, in campo erboso aperto e senza ostacoli”.

In ogni caso faccio tesoro di quello che mi hai detto in precedenza ovvero colpa allo schermo e non al giardino. Anche perché quando lo spazio è quello, tu in quanto meteoamatore puoi inventarti poco, non puoi allargarti la proprietà.[/quote]

Hai ragione ed è necessario che io mi scusi con te, se vorrai  ;) 

in un contesto climatico, o meglio microclimatico, il confronto con stazioni appartenenti alla propria area è una buona pratica, e serve a capire anche quanto possano influenzare le differenti orografie, il diverso posizionamento, il diverso comportamento in base a differenti condizioni meteorologiche.

Il mio discorso si spingeva un poco più in profondità, e più scientificamente collegato alla metrologia, se vuoi, ecco, in quel caso il raffronto con una stazione a 2 km di distanza ripeto non serve assolutamente a nulla, se voglio confrontare il mio schermo con altro schermo devo avere entrambi nello stesso luogo, stessa altezza, stessa esposizione, distanti non meno di 50 cm ma non più di 2 metri, con sensori di cui conosco esattamente gli scostamenti.

il raffronto di due schermature a 2 km di distanza è una perdita di tempo, equivale a non misurare nulla  ;) 

4 gradi sono effettivamente tanti e sono la probabile sommatoria di uno schermo poco performante e un giardino parzialmente chiuso rispetto a un campo aperto, parlando in termini percentuali potrei stimare le colpe in 70% schermo, 30% posizionamento

Mauro


-----------------------------------
il versiliese
Mar 14 Lug, 2020 16:18

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Stimolato dall'argomento, ho preso in esame i dati odierni di 6 stazioni tutte ubicate nella stessa zona microclimatica(quella dove abito) e distanti tra loro al massimo 5 km ,ad una distanza dal mare massima di 2 km.

Ecco i dati delle mie 3  con vento a 21 km ora da SW
Al tetto Meteoshield pro minima 18,9 max.26,6.Davis 5 piatti minima 19 max. 26,9
In giardino 7714 minima 16,7 max. 27,2 
La stazione di Viareggio che trovate anche in rete meteo ha segnato minima 17,1 max. 26,2 
Ed ecco i dati di viareggio Lungomare (stazione CFR) minima 19,7 max. 25,1.
Infine Lido di camaiore anch'essa CFR minima 14 max 27,1.
Come si vede le massime presentano una differenza di 2,1 gradi,mentre clamoroso a mio avviso è il delta di 5,7 tra le minime spiegabile in parte col fatto che una è ubicata sul mare a qualche   metro di altezza.


-----------------------------------
gladio70
Mar 14 Lug, 2020 16:32

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="526835"]Stimolato dall'argomento, ho preso in esame i dati odierni di 6 stazioni tutte ubicate nella stessa zona microclimatica(quella dove abito) e distanti tra loro al massimo 5 km ,ad una distanza dal mare massima di 2 km.

Ecco i dati delle mie 3  con vento a 21 km ora da SW
Al tetto Meteoshield pro minima 18,9 max.26,6.Davis 5 piatti minima 19 max. 26,9
In giardino 7714 minima 16,7 max. 27,2 
La stazione di Viareggio che trovate anche in rete meteo ha segnato minima 17,1 max. 26,2 
Ed ecco i dati di viareggio Lungomare (stazione CFR) minima 19,7 max. 25,1.
Infine Lido di camaiore anch'essa CFR minima 14 max 27,1.
Come si vede le massime presentano una differenza di 2,1 gradi,mentre clamoroso a mio avviso è il delta di 5,7 tra le minime spiegabile in parte col fatto che una è ubicata sul mare a qualche   metro di altezza.[/quote]
ciao , basta guardare la minima delle tue stazioni . il davis sul tetto minima 19 davis in giardino 16,7 , differenza di 2.3 gradi , è per questo che fare un confronto con stazioni vicine ma a 2/3 km  ha una valenza nulla , può essere solo una curiosità  :wink:


-----------------------------------
Dic96
Mar 14 Lug, 2020 16:39

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="green63" post="526834"][quote user="Dic96" post="526791"][quote user="green63" post="526785"][quote user="Dic96" post="526784"]Vi ho già ringraziato per le risposte ma ora permettetemi un appunto.

A me francamente quest’ultima interpretazione sembra come girarci intorno, al problema.

Traduco cosa voglio dire: se una Davis a 2 km da me in linea d’aria fa 24 gradi e io ne faccio 28 (stessa quota e miglior collocazione), il mio schermo autocostruito in modo “canonico” (= attinente ai canoni) sta fallendo. Se un’altra stazione 250 mt più a valle fa 26 gradi è una conferma ulteriore.

Non serve la prova dell’affiancamento, che è facile da scrivere ma non da fare. Affermerei piuttosto: bisogna comprarsi la Davis (o una pari livello) con lo schermo bello e pronto!

A meno che il mio problema non sia di altra natura (e torniamo al giardino!)[/quote]

Anzi, grazie a te  ;) 

personalmente non giro attorno al problema, il confronto con una stazione posta a 2 km non ha alcun valore, punto, può essere indicativa solo se le stazioni hanno medesimo posizionamento, medesima altezza da terra, o dal tetto, medesima ventilazione, medesima esposizione, restano ampi margini di errore ma si può tentare.

In effetti 4 gradi sono tanti, ma mi è capitato spessissimo di assistere a differenze simili a breve distanza, e sempre in estate.

La procedura di allineamento non è difficile da fare, piuttosto comporta dei costi e una notevole perdita di tempo.

il nocciolo del problema è se ci si accontenta o meno, mettere una vp2 non ti da alcuna garanzia, credimi, la mia vp2 passiva, in giardino, a 2 mt da terra, fronte mare, ottima ventilazione, non va così bene come si potrebbe pensare....

Mauro[/quote]

Mauro non capisco perché continui a ripetere che il confronto non ha valore.

In una determinata zona c’è una rete meteo che parla un’unica lingua, esempio 26 gradi a 300 mslm, 24 gradi a 550 mslm, 19 gradi in quota ecc.

Se io registro 28 a 550 sono io il problema, senza se e senza ma. Conosco bene l’area di riferimento e la relativa conformazione morfologica, non ci sono 4 gradi reali di differenza. La ragione sta dalla parte di quelle davis e non dalla mia perché - ripeto - le davis convergono tutte insieme in un canto intonato (a scalare di quota). Quando ho visto quella stazione a 2 km da me ho subito pensato “che bel posizionamento, in campo erboso aperto e senza ostacoli”.

In ogni caso faccio tesoro di quello che mi hai detto in precedenza ovvero colpa allo schermo e non al giardino. Anche perché quando lo spazio è quello, tu in quanto meteoamatore puoi inventarti poco, non puoi allargarti la proprietà.[/quote]

Hai ragione ed è necessario che io mi scusi con te, se vorrai  ;) 

in un contesto climatico, o meglio microclimatico, il confronto con stazioni appartenenti alla propria area è una buona pratica, e serve a capire anche quanto possano influenzare le differenti orografie, il diverso posizionamento, il diverso comportamento in base a differenti condizioni meteorologiche.

Il mio discorso si spingeva un poco più in profondità, e più scientificamente collegato alla metrologia, se vuoi, ecco, in quel caso il raffronto con una stazione a 2 km di distanza ripeto non serve assolutamente a nulla, se voglio confrontare il mio schermo con altro schermo devo avere entrambi nello stesso luogo, stessa altezza, stessa esposizione, distanti non meno di 50 cm ma non più di 2 metri, con sensori di cui conosco esattamente gli scostamenti.

il raffronto di due schermature a 2 km di distanza è una perdita di tempo, equivale a non misurare nulla  ;) 

4 gradi sono effettivamente tanti e sono la probabile sommatoria di uno schermo poco performante e un giardino parzialmente chiuso rispetto a un campo aperto, parlando in termini percentuali potrei stimare le colpe in 70% schermo, 30% posizionamento

Mauro[/quote]

Mi piace come possibile verità. Complimenti per le spiccata gentilezza e la passione che metti nell’analisi dei vari strumenti


-----------------------------------
green63
Mar 14 Lug, 2020 16:45

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="Dic96" post="526838"][quote user="green63" post="526834"][quote user="Dic96" post="526791"][quote user="green63" post="526785"][quote user="Dic96" post="526784"]Vi ho già ringraziato per le risposte ma ora permettetemi un appunto.

A me francamente quest’ultima interpretazione sembra come girarci intorno, al problema.

Traduco cosa voglio dire: se una Davis a 2 km da me in linea d’aria fa 24 gradi e io ne faccio 28 (stessa quota e miglior collocazione), il mio schermo autocostruito in modo “canonico” (= attinente ai canoni) sta fallendo. Se un’altra stazione 250 mt più a valle fa 26 gradi è una conferma ulteriore.

Non serve la prova dell’affiancamento, che è facile da scrivere ma non da fare. Affermerei piuttosto: bisogna comprarsi la Davis (o una pari livello) con lo schermo bello e pronto!

A meno che il mio problema non sia di altra natura (e torniamo al giardino!)[/quote]

Anzi, grazie a te  ;) 

personalmente non giro attorno al problema, il confronto con una stazione posta a 2 km non ha alcun valore, punto, può essere indicativa solo se le stazioni hanno medesimo posizionamento, medesima altezza da terra, o dal tetto, medesima ventilazione, medesima esposizione, restano ampi margini di errore ma si può tentare.

In effetti 4 gradi sono tanti, ma mi è capitato spessissimo di assistere a differenze simili a breve distanza, e sempre in estate.

La procedura di allineamento non è difficile da fare, piuttosto comporta dei costi e una notevole perdita di tempo.

il nocciolo del problema è se ci si accontenta o meno, mettere una vp2 non ti da alcuna garanzia, credimi, la mia vp2 passiva, in giardino, a 2 mt da terra, fronte mare, ottima ventilazione, non va così bene come si potrebbe pensare....

Mauro[/quote]

Mauro non capisco perché continui a ripetere che il confronto non ha valore.

In una determinata zona c’è una rete meteo che parla un’unica lingua, esempio 26 gradi a 300 mslm, 24 gradi a 550 mslm, 19 gradi in quota ecc.

Se io registro 28 a 550 sono io il problema, senza se e senza ma. Conosco bene l’area di riferimento e la relativa conformazione morfologica, non ci sono 4 gradi reali di differenza. La ragione sta dalla parte di quelle davis e non dalla mia perché - ripeto - le davis convergono tutte insieme in un canto intonato (a scalare di quota). Quando ho visto quella stazione a 2 km da me ho subito pensato “che bel posizionamento, in campo erboso aperto e senza ostacoli”.

In ogni caso faccio tesoro di quello che mi hai detto in precedenza ovvero colpa allo schermo e non al giardino. Anche perché quando lo spazio è quello, tu in quanto meteoamatore puoi inventarti poco, non puoi allargarti la proprietà.[/quote]

Hai ragione ed è necessario che io mi scusi con te, se vorrai  ;) 

in un contesto climatico, o meglio microclimatico, il confronto con stazioni appartenenti alla propria area è una buona pratica, e serve a capire anche quanto possano influenzare le differenti orografie, il diverso posizionamento, il diverso comportamento in base a differenti condizioni meteorologiche.

Il mio discorso si spingeva un poco più in profondità, e più scientificamente collegato alla metrologia, se vuoi, ecco, in quel caso il raffronto con una stazione a 2 km di distanza ripeto non serve assolutamente a nulla, se voglio confrontare il mio schermo con altro schermo devo avere entrambi nello stesso luogo, stessa altezza, stessa esposizione, distanti non meno di 50 cm ma non più di 2 metri, con sensori di cui conosco esattamente gli scostamenti.

il raffronto di due schermature a 2 km di distanza è una perdita di tempo, equivale a non misurare nulla  ;) 

4 gradi sono effettivamente tanti e sono la probabile sommatoria di uno schermo poco performante e un giardino parzialmente chiuso rispetto a un campo aperto, parlando in termini percentuali potrei stimare le colpe in 70% schermo, 30% posizionamento

Mauro[/quote]

Mi piace come possibile verità. Complimenti per le spiccata gentilezza e la passione che metti nell’analisi dei vari strumenti[/quote]

ci mancherebbe e, ti prego, perdonami se ti sono apparso "bloccato" su un concetto, non volevo mancare di elasticità
purtroppo ho oramai la tendenza ad un approccio particolare, vuoi per colpa mia vuoi per le cattive frequentazioni con alcuni ricercatori in ambito metrologico e questo a volte può farmi apparire antipatico, lungi da me  :wink: 

grazie
Mauro


-----------------------------------
Freddoforever
Mar 14 Lug, 2020 17:47

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Sul discorso del raffronto con stazioni distanti ,vorrei proporre la stazione di Force (AP) del CFR,640 mt a 20 km circa in linea d'aria da qui,dato che per caratteristiche del posto é simile  (assenza di inversione termica,distanza dal fondovalle,stazione al suolo) ebbene considerando la quota (65 metri circa)mi ritrovo giusto con quei 3/4 decimi di differenza,nei report mensili ho praticamente le stesse medie,ora sarà un caso ma i dati sono questi.


-----------------------------------
green63
Mar 14 Lug, 2020 18:11

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="526847"]Sul discorso del raffronto con stazioni distanti ,vorrei proporre la stazione di Force (AP) del CFR,640 mt a 20 km circa in linea d'aria da qui,dato che per caratteristiche del posto é simile  (assenza di inversione termica,distanza dal fondovalle,stazione al suolo) ebbene considerando la quota (65 metri circa)mi ritrovo giusto con quei 3/4 decimi di differenza,nei report mensili ho praticamente le stesse medie,ora sarà un caso ma i dati sono questi.[/quote]

Benissimo, sei fortunato ad avere un riferimento, peraltro ufficiale con medesime condizioni di installazione
È normale che poi le medie mensili siano simili, evidentemente la sovrastima a cui mi accennavi consente di avere dati sovrapponibili, meglio cos
Io di ufficiale ho solo falconara aeroporto ma con condizioni totalmente differenti, difatti non andiamo mai d'accordo ;)

Mauro


-----------------------------------
Freddoforever
Mar 14 Lug, 2020 19:40

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="green63" post="526848"]
evidentemente la sovrastima a cui mi accennavi consente di avere dati sovrapponibili, meglio cos

Mauro[/quote]

La palpebra aiuta almeno in parte  ;) in realtà sto qualche decimo sopra per le massime e qualcosa sotto per le minime.


-----------------------------------
gladio70
Mar 14 Lug, 2020 22:09

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
giornata ancora caratterizzata dal vento forte di maestrale , questi i dati 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/grafici_del_14_07_2020_.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_14_07_2020_forum.png[/img]


-----------------------------------
gladio70
Gio 16 Lug, 2020 15:26

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
dati del 15-07-2020  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/grafici_del_15_07_2020_forum.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_15_07_2020_forum.png[/img] 
quando il vento è basso e c'è forte radiazione solare , sono dolori per gli schermi , ed il distacco dal meteoshield pro aumenta  :? poi riparte il vento e tutto torna nella normalità  :smile:


-----------------------------------
Freddoforever
Gio 16 Lug, 2020 15:52

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Comunque la ws80 da tante comparazioni fatte è davvero scarsetta.....


-----------------------------------
gladio70
Gio 16 Lug, 2020 16:06

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="527028"]Comunque la ws80 da tante comparazioni fatte è davvero scarsetta.....[/quote]
 ha pregi e difetti , il vero problema è lo schermino che in determinate situazioni meteo (alta radiazione solare e ventilazione bassa) soffre pesantemente , dalla sua ha un'elevata reattività e l'anemometro ad ultrasuoni  , se invece di quello schermino fanno una modifica e ci mettono uno schermo all'altezza diventa un'ottima stazione , considera poi che il prezzo quello è , se non si hanno molte aspettative , va piu' che bene , se guardi il confronto con il davis 7714 non credere che si discosta molto alla fine  :wink:


-----------------------------------
green63
Gio 16 Lug, 2020 16:38

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="gladio70" post="527029"][quote user="Freddoforever" post="527028"]Comunque la ws80 da tante comparazioni fatte è davvero scarsetta.....[/quote]
 ha pregi e difetti , il vero problema è lo schermino che in determinate situazioni meteo (alta radiazione solare e ventilazione bassa) soffre pesantemente , dalla sua ha un'elevata reattività e l'anemometro ad ultrasuoni  , se invece di quello schermino fanno una modifica e ci mettono uno schermo all'altezza diventa un'ottima stazione , considera poi che il prezzo quello è , se non si hanno molte aspettative , va piu' che bene , se guardi il confronto con il davis 7714 non credere che si discosta molto alla fine  :wink:[/quote]

Confermo quanto detto da Ivano,
la ws80, in condizioni di installazione ben ventilata è in grado di dare filo da torcere ad una vp2 passiva, surclassandola per alcuni aspetti  ;) 

Davis DEVE, necessariamente, provvedere ad un cambio radicale di alcuni contenuti tecnici, il mercato non è fermo 

Mauro


-----------------------------------
Freddoforever
Gio 16 Lug, 2020 20:31

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="green63" post="527030"][quote user="gladio70" post="527029"][quote user="Freddoforever" post="527028"]Comunque la ws80 da tante comparazioni fatte è davvero scarsetta.....[/quote]
 ha pregi e difetti , il vero problema è lo schermino che in determinate situazioni meteo (alta radiazione solare e ventilazione bassa) soffre pesantemente , dalla sua ha un'elevata reattività e l'anemometro ad ultrasuoni  , se invece di quello schermino fanno una modifica e ci mettono uno schermo all'altezza diventa un'ottima stazione , considera poi che il prezzo quello è , se non si hanno molte aspettative , va piu' che bene , se guardi il confronto con il davis 7714 non credere che si discosta molto alla fine  :wink:[/quote]

Confermo quanto detto da Ivano,
la ws80, in condizioni di installazione ben ventilata è in grado di dare filo da torcere ad una vp2 passiva, surclassandola per alcuni aspetti  ;) 
[/quote]

addirittura :blink: pensavo ci fosse più margine tra le due,se non altro per giustificare la differenza di prezzo non da poco......


-----------------------------------
gladio70
Gio 16 Lug, 2020 20:36

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="527043"][quote user="green63" post="527030"][quote user="gladio70" post="527029"][quote user="Freddoforever" post="527028"]Comunque la ws80 da tante comparazioni fatte è davvero scarsetta.....[/quote]
 ha pregi e difetti , il vero problema è lo schermino che in determinate situazioni meteo (alta radiazione solare e ventilazione bassa) soffre pesantemente , dalla sua ha un'elevata reattività e l'anemometro ad ultrasuoni  , se invece di quello schermino fanno una modifica e ci mettono uno schermo all'altezza diventa un'ottima stazione , considera poi che il prezzo quello è , se non si hanno molte aspettative , va piu' che bene , se guardi il confronto con il davis 7714 non credere che si discosta molto alla fine  :wink:[/quote]

Confermo quanto detto da Ivano,
la ws80, in condizioni di installazione ben ventilata è in grado di dare filo da torcere ad una vp2 passiva, surclassandola per alcuni aspetti  ;) 
[/quote]

addirittura :blink: pensavo ci fosse più margine tra le due,se non altro per giustificare la differenza di prezzo non da poco......[/quote]
Eheheheh questa è una lunga storia  :lol:  ma se lo dici in giro ti linciano  :D


-----------------------------------
green63
Ven 17 Lug, 2020 11:51

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Volendo approfondire un poco, per evitare messaggi sibillini, e mai come in questo caso sarebbero fuori luogo, rispondendo a Freddoforever  ;) 

La ws80 è una stazioncina dalla doppia personalità, fondamentalmente potrebbe apparire un giocattolo, e il costo è piuttosto basso, ma ha dalla sua molte armi da giocare:

- l'anemometro funziona molto bene e i tempi di campionamento sono molto vicini a quelli della vp2
- il sensore di radiazione solare e UV non è assolutamente un sensore dedicato, a quel costo sarebbe improponibile   pretenderlo, cosa che invece Davis offre, seppure a caro prezzo, ma, in qesto caso, è un vero sensore di radiazione solare. comunque il sensore della ws80, una volta eseguita una calibrazione iniziale, restituisce un valore mediamente affidabile, seppure "sporcato" da una certa nervosità nella curva dell'andamento, non certo regolare e quindi dettata probabilmente dal cambio di step degli algoritmi di calcolo
- il sensore di temperatura e umidità è un sht30 quindi appena inferiore al sht31 montato sulle recenti vp2 ma le differenze, nel range di nostro interesse, sono minime
- lo schermo solare è minuscolo, vagamente simile a quello della Vue, ma il sensore è stato posizionato in modo da avere una costante di tempo ridicola, quasi paragonabile al comportamento di un sensore in aria libera. questa scelta può, come in tutti i compromessi, dare vantaggi e svantaggi, tra i vantaggi vi è l'estrema reattività, che consente alla ws80 di rispondere quasi in tempo reale a ogni variazione di temperatura, che essa sia causata dal vento, da un cambio di radiazione etc
lo svantaggio conseguente è una curva di temperatura frastagliata, nervosa, a volte difficile da uniformare se non agendo sui dati grezzi, ma se andiamo a tirare le somme in un confronto....

questa è una giornata di Luglio, centrata nell'arco del giorno 10,00/24,00, con buona radiazione solaree e ventilazione che ha subito diverse variazioni nell'arco della giornata
premetto che in questo orario, tutte le stazioni sono correttamente esposte al sole, medesima altezza da terra, stessa esposizione a S

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2020_07_17_11_22_35.png[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2020_07_17_11_22_18.png[/img] 

Possiamo definire distintamente alcune aree chiave:

[color=darkred][b]Fase rossa [/b][/color]-  in questa fase vi è stata una ripida impennata della radiazione solare e la ws80 è la prima del lotto a far "sentire" al sensore tale cambiamento
[color=green][b]Fase verde[/b][/color] - in questa fase la radiazione solare ha i suoi massimi valori e segue il consueto andamento giornaliero, ebbene la ws80, seppure lontana dai Barani meteoshield, com'è ovvio che sia, riesce a far meglio della vp2, la ventilazione naturale, presente ma non elevata, consente alla ws80 di smaltire il calore all'interno dello schermo grazie alle sue modeste dimensioni, la vp2, con uno schermo molto più grande, necessita di ben più di 1/2 m/s
[color=#666699][b]Fase celeste[/b][/color] - in questa fase la radiazione solare si porta a 0, la ventilazione si fa ancora più debole, ora c'è da smaltire il calore accumulato durante le ore precedenti, la ws80 riesce a farlo velocemente tanto quanto i Meteoshield, la vp2 resta ancora a lungo su valori di temperatura decisamente più elevati
[b]Fase nera[/b] - in questa fase si è verificato un deciso tracollo termico, anche in questo caso la vp2 è la più lenta a sentirlo e la conseguenza è immediatamente visibile nel valore di temperatura minima di giornata che risulta essere, per la vp2, superiore di 1/1,2° C rispetto agli altri sistemi di rilevamento

spero possa essere utile a farsi un'idea di questa stazioncina, a cui in verità tengo molto, avendo lavorato con l'azienda per quasi 8 mesi nelle fasi di test e miglioramento

Mauro


-----------------------------------
Gab78
Ven 17 Lug, 2020 13:36

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Molto interessante il topic e altrettanto l'analisi di Mauro, come sempre!  :ok:


-----------------------------------
gladio70
Ven 17 Lug, 2020 14:05

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
dati di ieri 16-07-2020 confronto davis 7714-lastem  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/confronto_davis_lastem_del_16_07_2020.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_16_07_2020.png[/img] 
confronto davis 7714-ws80   [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/confronto_davis_ws80_del_16_07_2020_1594987541_510997.png[/img] [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_16_07_2020_1594987488_139787.png[/img]  ;)


-----------------------------------
green63
Ven 17 Lug, 2020 14:05

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="527096"]Molto interessante il topic e altrettanto l'analisi di Mauro, come sempre!  :ok:[/quote]

Grazie Gabriele, sempre gentile, nonostante io sia letteralmente "sparito" dal forum, ma sto pian piano riavvicinandomi, sperando di essere perdonato per l'assenza.

L'analisi è forse crudele, ma rende l'idea di come Davis stia, a mio parere, perdendo importanti fette di mercato, osservavo la mappa Ecowitt del 2018, quando iniziai a collaborare con questa Azienda, ed eravamo in 2 in Italia  ;) 

Mauro


-----------------------------------
Freddoforever
Ven 17 Lug, 2020 16:47

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="green63" post="527075"]Volendo approfondire un poco, per evitare messaggi sibillini, e mai come in questo caso sarebbero fuori luogo, rispondendo a Freddoforever  ;) 

La ws80 è una stazioncina dalla doppia personalità, fondamentalmente potrebbe apparire un giocattolo, e il costo è piuttosto basso, ma ha dalla sua molte armi da giocare:

- l'anemometro funziona molto bene e i tempi di campionamento sono molto vicini a quelli della vp2
- il sensore di radiazione solare e UV non è assolutamente un sensore dedicato, a quel costo sarebbe improponibile   pretenderlo, cosa che invece Davis offre, seppure a caro prezzo, ma, in qesto caso, è un vero sensore di radiazione solare. comunque il sensore della ws80, una volta eseguita una calibrazione iniziale, restituisce un valore mediamente affidabile, seppure "sporcato" da una certa nervosità nella curva dell'andamento, non certo regolare e quindi dettata probabilmente dal cambio di step degli algoritmi di calcolo
- il sensore di temperatura e umidità è un sht30 quindi appena inferiore al sht31 montato sulle recenti vp2 ma le differenze, nel range di nostro interesse, sono minime
- lo schermo solare è minuscolo, vagamente simile a quello della Vue, ma il sensore è stato posizionato in modo da avere una costante di tempo ridicola, quasi paragonabile al comportamento di un sensore in aria libera. questa scelta può, come in tutti i compromessi, dare vantaggi e svantaggi, tra i vantaggi vi è l'estrema reattività, che consente alla ws80 di rispondere quasi in tempo reale a ogni variazione di temperatura, che essa sia causata dal vento, da un cambio di radiazione etc
lo svantaggio conseguente è una curva di temperatura frastagliata, nervosa, a volte difficile da uniformare se non agendo sui dati grezzi, ma se andiamo a tirare le somme in un confronto....

questa è una giornata di Luglio, centrata nell'arco del giorno 10,00/24,00, con buona radiazione solaree e ventilazione che ha subito diverse variazioni nell'arco della giornata
premetto che in questo orario, tutte le stazioni sono correttamente esposte al sole, medesima altezza da terra, stessa esposizione a S



Possiamo definire distintamente alcune aree chiave:

[color=darkred][b]Fase rossa [/b][/color]-  in questa fase vi è stata una ripida impennata della radiazione solare e la ws80 è la prima del lotto a far "sentire" al sensore tale cambiamento
[color=green][b]Fase verde[/b][/color] - in questa fase la radiazione solare ha i suoi massimi valori e segue il consueto andamento giornaliero, ebbene la ws80, seppure lontana dai Barani meteoshield, com'è ovvio che sia, riesce a far meglio della vp2, la ventilazione naturale, presente ma non elevata, consente alla ws80 di smaltire il calore all'interno dello schermo grazie alle sue modeste dimensioni, la vp2, con uno schermo molto più grande, necessita di ben più di 1/2 m/s
[color=#666699][b]Fase celeste[/b][/color] - in questa fase la radiazione solare si porta a 0, la ventilazione si fa ancora più debole, ora c'è da smaltire il calore accumulato durante le ore precedenti, la ws80 riesce a farlo velocemente tanto quanto i Meteoshield, la vp2 resta ancora a lungo su valori di temperatura decisamente più elevati
[b]Fase nera[/b] - in questa fase si è verificato un deciso tracollo termico, anche in questo caso la vp2 è la più lenta a sentirlo e la conseguenza è immediatamente visibile nel valore di temperatura minima di giornata che risulta essere, per la vp2, superiore di 1/1,2° C rispetto agli altri sistemi di rilevamento

spero possa essere utile a farsi un'idea di questa stazioncina, a cui in verità tengo molto, avendo lavorato con l'azienda per quasi 8 mesi nelle fasi di test e miglioramento

Mauro[/quote]

Ottima spiegazione Mauro  ;)  se non avessi visto i grafici non ci avrei creduto,mi stupisce che la vp2 "soffra" così,con la versione ventilata sicuramente se la giocherebbe molto meglio,ma a che prezzo....


-----------------------------------
gladio70
Sab 18 Lug, 2020 20:41

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
dati di oggi 18-07-2020  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/grafici_del_18_07_2020_forum.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_18_07_2020_forum.png[/img]  giornata nervosa oggi , parecchie nuvole e vento sostenuto da nord , ho apportato una modifica in postazione  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/109792817_321728238846818_8311769988273935439_n.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/109933041_326621545397108_3142815245258587510_n.jpg[/img] 
il verde è meglio del grigio scuro sotto i sensori  ;)


-----------------------------------
gladio70
Dom 19 Lug, 2020 19:23

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
dati del 18-07-2020  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/grafici_del_18_07_2020_forum_1595179391_891533.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_18_07_2020_forum_1595179398_470756.png[/img]  :bye:


-----------------------------------
gladio70
Dom 19 Lug, 2020 21:55

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
dati di oggi 19-07-2020 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/temperatura_solar_del_19_07_2020_forum.png[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scostementi_wind_gust_del_19_07_2020_forum.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scostamento_lastem_medie_max_min_del_19_07_2020_forum.png[/img]  :bye:


-----------------------------------
gladio70
Mar 21 Lug, 2020 09:57

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
dati del 20/07/2020  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/grafici_meteo_del_20_07_2020_forum.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_wind_gust_del_20_07_2020_forum.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_20_07_2020_forum.png[/img] 
confronto davis7714-lastem  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/confronto_davis_lastem_del_20_07_2020.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_20_07_2020.png[/img] 
confronto davis7714-ws80  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/confronto_davis_ws80_del_20_07_2020.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_ws80_wind_gust_del_20_07_2020.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_20_07_2020_1595318168_146227.png[/img]      giornata ventosa , ma è utile vedere anche in queste circostanze come si comportano i vari schermi ;)


-----------------------------------
gladio70
Gio 23 Lug, 2020 21:31

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
dati oggi 23-07-2020  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/grafici_meteo_del_23_07_2020_forum.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_wind_gust_del_23_07_2020_forum.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_23_07_2020_forum.png[/img] 
 giornata molto calda con una massima di 33.7 , ma sempre con l'immancabile vento da nord , a quanto pare sarà una costante per una decina di giorni altri  comunque il lastem in queste condizioni mi piace come va con uno scostamento medio di 0.38 decimi non è male , ma sono soddisfatto anche della ws80 che fa la sua bella figura soffre un pò la mattina , ma poi si riprende bene  :ok:


-----------------------------------
gladio70
Ven 24 Lug, 2020 12:13

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
confronto davis-lastem del 23-07-2020  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/confronto_davis_lastem_del_23_07_2020.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_23_07_2020.png[/img] 
confronto davis-ws80 del 23-07-2020 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/confronto_davis_ws80_del_23_07_2020.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_wind_gust_del_23_07_2020.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_23_07_2020_1595585565_228389.png[/img]    ottima radiazione solare e tanto caldo ottimo comportamento della ws80 - il lastem va molto meglio come è giusto che sia


-----------------------------------
gladio70
Gio 30 Lug, 2020 09:42

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
aggiungo ai confronto il mio nuovo auto costruito  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/116244986_965456917228281_8906161742972175445_n.jpg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/116348884_937761943394825_7022115637885982697_n.jpg[/img]
dai primi confronti sembra andare davvero bene  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/grafici_meteo_del_29_07_2020.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scostamenti_win_gustdel_29_07_2020.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_29_07_2020.png[/img]  
ieri giornata idonea per testare gli schermi , alta radiazione solare vento debole 7 km/h di media e tanto caldo massima 34.7°  :bye:


-----------------------------------
gladio70
Ven 31 Lug, 2020 21:35

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
dati di oggi 31-07-2020
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/grafici_meteo_del_31_07_2020_forum.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scostamenti_wind_gust_del_31_07_2020_forum.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_31_07_2020_forum.png[/img] 
altra giornata rovente superata la massima di ieri , 36.7° vento debole da N ottima radiazione solare , l'auto costruito anche oggi ha sorpreso ,  ma bene anche lastem e ws80 che pur soffrendo alla mattina dopo rientrano in un distacco dal pro accettabile  :bye:


-----------------------------------
gladio70
Ven 27 Nov, 2020 18:07

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
salve a tutti,rieccomi dopo un pò di tempo ,  :smile:  la postazione è cambiata da l'ultimo aggiornamento , adesso sono 2 , eccole , :


 postazione 1
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/postazione_1_davis_vent.jpg[/img] 
postazione2:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/postazione_2_metspec.jpg[/img] 
ecco i dati di oggi 27/11/2020 postazione 1 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/grafici_meteo_del_27_11_2020_post_1.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_schermi_wind_gust_del_27_11_2020_post_1.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_27_11_2020_post_1_1606496990_632470.png[/img] 
postazione 2 :
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/grafici_meteo_del_27_11_2020_post_2.png[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_schermi_del_27_11_2020_post_2.png[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_27_11_2020_post_2.png[/img] 

giornata con molto sole , vento debole ma radiazione solare bassa , questi i risultati  :bye:  :bye:


-----------------------------------
gladio70
Mar 01 Dic, 2020 20:30

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
dati di oggi 01/12/2020 postazione 1  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/postazione_1_davis_vent_1606850877_942221.jpg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/grafici_meteo_del_01_12_2020_post_1.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_schermi_wind_gust_del_01_12_2020_post_1.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_01_12_2020_post_1.png[/img] 
postazione 2   [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/postazione_2_metspec_1606850937_707821.jpg[/img]
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/grafici_meteo_del_01_12_2020_post_2.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_schermi_wind_gust_del_01_12_2020_post_2.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_01_12_2020_post_2.png[/img]   
giornata invernale, la prima con una buona minima , soleggiata e vento debole da N , radiazione solare bassina , ma interessante l'andamento degli schermi , con il ventilato ed il rad -14 dominatori in queste condizioni di scarsa ventilazione  :bye:  :bye:


-----------------------------------
gladio70
Mer 16 Dic, 2020 18:56

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
dati di oggi 16-12-2020  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/postazione_1_davis_vent_1608141161_838831.jpg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/grafici_meteo_del_16_12_2020_post_1.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_schermi_wind_gust_del_16_12_2020_post_1.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_16_12_2020_post_1.png[/img] 
postazione 2  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/postazione_2_metspec_1608141227_433816.jpg[/img]  
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/grafici_meteo_del_16_12_2020_post_2.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scosr_schermi_wind_gust_del_16_12_2020_post_2.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_16_12_2020_post_2.png[/img] 
oggi grafici molto interessanti, e fa capire l'importanza della componente vento , oggi quasi assente o davvero molto debole , nonostante che la radiazione solare sia stata bassa , risultati sorprendenti  il ventilato detta legge ed è normale in queste condizioni , ma i due metspec? ma soprattutto il rad-14 che arriva a -1 grado dal pro?  :vomito: certo niente di definitivo , magari la prossima primavera-estate sarà il contrario , però .......  :bye:


-----------------------------------
gladio70
Mer 03 Feb, 2021 18:36

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
dati di oggi 03/02/2021 postazione 1  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/postazione_1_davis_vent_1612373524_625942.jpg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/grafici_meteo_del_03_02_2021_post_1.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_schermi_wind_gust_del_03_02_2021_post_1.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_03_02_2021_post_1.png[/img] 
postazione 2  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/post_2_rid_e_mod.jpg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/grafici_meteo_del_03_02_2021_post_2.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_schermi_wind_gust_del_03_02_2021_post_2.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_03_02_2021_post_2.png[/img] 
oggi giornata primaverile , la radiazione solare incomincia a salire , il vento era debole , insomma buona giornata per mettere in difficoltà gli schermi , la vp2 pro ventilata e lo schermo davis sempre ventilato con wh31EP all'interno la fanno da padrone , ma anche il rad-14 va bene , sembra seguire il ventilato come comportamento  8))   ottima prestazione del rad-02 che va in linea con il meteoshield pro , il davis 7714 va benino , ma nelle ore con radiazione alta soffre un pò. :bye:  :bye:


-----------------------------------
gladio70
Ven 02 Apr, 2021 21:52

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
buonasera, si avvicina la stagione ideale per confrontare stazioni e schermi,  ;)  questi i dati di oggi 02/04/2021
postazione 1  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/postazione_1.jpg[/img]  
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/grafici_meteo_del_02_04_2021_post_1.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_schermi_wind_gust_del_02_04_2021_post_1.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_02_04_2021_post_1.png[/img] 
postazione 2  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/nuova_postazione_2_rid.jpg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/grafici_meteo_del_02_045_2021_post_2.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_schermi_wind_gust_del_04_02_2021_post_2.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_02_04_2021_post_2.png[/img] 
giornata solare nella mattinata con vento debole , ma poi in intensificazione, con l'aumentare del vento si nota come la vp2 pro ventilata cede qualcosa agli schermi passivi , nel confronto ho aggiunto la GW1001 della ecowitt , vediamo come se la cava , da domani ci saranno anche i dati dello schermo della lastem LSI con all'interno un wh31EP sensore sht35 con sonda ,


-----------------------------------
gladio70
Sab 05 Giu, 2021 17:34

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
salve a tutti , inizia il caldo , iniziano i confronti meteo :8: in questo periodo mi sto concentrando, su questi schermi i due metspec :rad-02; rad-14 poi la davis vp2 pro ventilata ed il tanto bistrattato davis 7714 :felice3: ovviamente come riferimento userò il meteoshield pro, ecco i risultati di ieri 04/06/2021 postazione 2 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/nuova_postazione_2_rid.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/confronto_metpro_rad_02_14_del_04_06_2021.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_confr_metpro_rad02_14_del_04_06_2021.png[/img] confronto metpro-vp2 pro vent  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/confronto_metpro_davis_vp2_pro_del_04_06_2021.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_04_06_2021_confr_metpro_davis_vp2_pro.png[/img]  postazione 1  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/postazione_1_1622907077_560039.jpg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/confronto_metpro_davis_7714_04_06_2021_.png[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_04_06_2021_confr_metpro_davis_7714_.png[/img]  infine un confronto tra i vari sensori vento  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/grafici_ventodel_04_06_2021.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_del_04_06_2021_confronto_sensori_vento.png[/img]  è tutto  :ok:   spero sia utile  ;)


-----------------------------------
Freddoforever
Sab 05 Giu, 2021 18:54

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Il buon vecchio davis si difende bene  ;)


-----------------------------------
gladio70
Sab 05 Giu, 2021 21:44

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Pensa che anch'io l'ho criticato duramente, ma era l'epoca in cui dentro ci mettevo il sensore a scatoletta e allora si che andava veramente male , ma da quando ci ho messo dentro un sensore sonda nel modo in cui raccomandava la Davis , è cambiato il mondo , va veramente bene , son rimasto di stucco ....


-----------------------------------
green63
Lun 07 Giu, 2021 09:52

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Concordo,
Ivano, oltre ad aver realizzato un setup di assoluto rilievo in ambito amatoriale, è riuscito a risollevare le sorti del 7714 ridandogli nuovamente vita e interesse
Mi aggiungo alla lista di chi l'ha duramente criticato ma va riconosciuto che con sensori di modeste dimensioni, è ancora in grado di dire la sua
Certo, devo dire che Ivano è anche aiutato dagli eventi, la "livella" da lui è sempre in modalità ON  :lol: 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/solarwinderror.jpg[/img] 

Mauro


-----------------------------------
gladio70
Sab 19 Giu, 2021 17:58

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
dati di ieri 18/06/2021 postazione  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/postazione_completa_14_06_2021_rid.jpg[/img] 
confronto metpro-davis vp2 pro (ventilata) [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/confronto_metpro_davis_vp2_pro_ventilata_.png[/img] 
confronto metpro-Davis 7714 (WH31EP) [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/confronto_metpro_davis_7714_del_18_06_2021.png[/img] 
confronto metpro-RAD 02-14  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/confronto_metpro_rad_02_14_del_18_06_2021.png[/img] 
confronto metpro-WS80-VN1900(Test)  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/confronto_ws80_vn1900_del_18_06_2021.png[/img] 
confronto anemometri  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/confronto_ame_o_etri_del_18_06_2021.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_confr_anemometri_del_18_06_2021.png[/img]  dalle ore 06:00 alle 09:00 con vento assente o debolissimo , spiccano i risultati dei ventilati e dei RAD 02-14 poi il vento inizia a crescere e ritorna tutto come al solito , da notare nello stesso lasso di tempo la ws80 schizza all'insu'  ma anche la vn1900 anche se in maniera minore, che comunque alla fine fa un'ottima prestazione  :ok:


-----------------------------------
gladio70
Sab 26 Giu, 2021 17:28

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
ieri giornata quasi ideale per effettuare un confronto tra i vari strumenti meteo , vediamo com'è andata  :smile: 
dati del 25-06-2021 postazione  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/postazione_completa_14_06_2021_rid_1624720622_506770.jpg[/img] 
confronto meteoshield pro(Wh32 Ep)-Davis Vp2 Pro (ventilata)
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/metpro_vp2_pro_25_06_2021.png[/img] 
confronto meteoshield pro(Wh32 Ep)-Davis 7714 (Wh31 Ep)
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/metpro_wh32_ep_davis_7714_wh31_ep_25_06_2021.png[/img] 
confronto meteoshield pro(Wh32 Ep)-Rad 02-14 (Wh31 Ep)
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/metpro_rad_02_14_25_06_2021.png[/img] 
confronto meteoshield pro(Wh32 Ep)-Ws80-Vn1900(test)
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/metpro_ws80_vn1900_26_06.png[/img] 
confronto meteoshield pro(Wh32 Ep)-Lastem (Dp50 Ep)
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/metpro_lastem_25_06_2021.png[/img] 
confronto anemometri  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/confr_anemometri_del_25_06_2021.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_25_06_2021.png[/img] 
ottime prestazioni dei due schermi della Metspec RAD 02-14 bene  la vp2 pro , le ecowitt un pò in sofferenza  , ma sta nelle cose , e comunque considerando il costo , un'ottimo rapporto qualità prezzo ;)  sorprendente il davis 7714  8))  che si sta dimostrando un'ottima soluzione senza spendere uno sproposito , (ovviamente se usato con una sonda di piccole dimensioni ;)   :bye:  :bye:


-----------------------------------
gladio70
Gio 29 Lug, 2021 17:04

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
dati del 28/07/2021 postazione [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/postazione_completa_14_06_2021_rid_1627570597_570109.jpg[/img] 
confronto Meteoshield pro(WH32 EP)-Davis VP2 PRO (ventilata)
  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/confronto_metpro_davis_vp2_pro_del_28_07_2021.png[/img] 
confronto Meteoshield pro(WH32 EP)-davis 7714(WH31 EP
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/confronto_metpro_davis_7714_del_28_07_2021.png[/img] 
confronto Meteoshield pro(WH32 EP)-RAD 02-14 (WH31 EP)
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/confronto_metpro_rad_02_14_del_28_07_2021.png[/img] 
confronto Meteoshield pro(WH32 EP)-Lastem(WH31 EP
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/confonto_metpro_lastem_del_28_07_2021.png[/img] 
confronto Meteoshield pro(WH32 EP)-WS80-VN1900(test)
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/confronto_metpro_ws80_vn1900_del_28_07_2021.png[/img] 
confronto anemometri
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/confronto_anemometri_del_28_07_2021.png[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/scost_medie_max_min_confr_anemometri_del_28_07_2021.png[/img] 
giornata rovente quella di ieri che ha fatto registrare una massima di 38.4° (2° valore piu' alto di questo anno)  questi i risultati ... strabiliante prestazione del davis 7714 con sensore EP all'interno  buine prestazioni dei 2 metspec le ecowitt tutto sommato si difendono (meglio la vn1900) il lastem fa quel che può, per la vp2 pro ventilata , vale sempre lo stesso discorso , finchè il vento si mantiene debole (sotto i 5 km/h) è insuperabile , quando invece il vento aumenta , la situazione cambia  nel confronto anemometrico da notare la WS68 (ecowitt )perfettamente allineata con il sensore vento della davis vp2 pro  :ok:  :bye:


-----------------------------------
gladio70
Mer 20 Apr, 2022 11:10

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
BUONGIORNO A TUTTI  , riprendiamo questo post sui confronti di schermature e stazioni meteo :ok:


-----------------------------------
gladio70
Gio 28 Apr, 2022 13:32

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
dati di ieri 27-04-2022


-----------------------------------
gladio70
Gio 28 Apr, 2022 13:33

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
dati di ieri 27-04-2022 
le cose iniziano a farsi piu' serie  :D  ;) 
buona visione a tutti  :bye:


-----------------------------------
gladio70
Sab 30 Apr, 2022 13:36

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti, confronto del 29/04/2022 


Buona visione a tutti  ;)


-----------------------------------
gladio70
Mar 10 Mag, 2022 09:47

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
buongiorno a tutti dati del 09-05-2022


-----------------------------------
gladio70
Ven 13 Mag, 2022 20:23

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buona sera a tutti , dati di ieri 12/05/2022
buona visione a tutti  :ok:


-----------------------------------
gladio70
Lun 16 Mag, 2022 09:48

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
buongiorno a tutti , confronti del giorno 14/05/2022 e 15/05/2022 
le temperature iniziano a salire sfiorati i 30° anche la radiazione solare , qualche sistema è andato in difficoltà  :eek: 
buona visione a tutti


-----------------------------------
gladio70
Gio 19 Mag, 2022 12:31

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
buongiorno a tutti , confronti di ieri 18-05-2022
giornata caratterizzata dal vento forte di tramontana , con buona radiazione solare e temperature abbastanza calde per il periodo , come già noto condizioni difficili per la davis vp2 pro ventilata,
in queste condizioni anche una entry level come la gw1001 (Ecovitt ) fa meglio


-----------------------------------
gladio70
Sab 04 Giu, 2022 09:33

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti , andamento schermi/stazioni di ieri 03/06/2022
le cose si fanno interessanti , temperatura massima 35,2° con ventilazione moderata da nord , Davis vp2 pro ventilata deludente ottime prestazione "come sempre" dei RAD 02-14 (metspec) anche il Davis 7714 va egregiamente , il meteoshield pro diciamo che è scontato che vada bene in queste condizioni meteo guardate la GW1001 della ecowit in confronto con la Davis vp2 pro  :bye:


-----------------------------------
Gab78
Sab 04 Giu, 2022 14:24

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Come mai la Davis ventilata delude?  Strano...  :blink:


-----------------------------------
gladio70
Sab 04 Giu, 2022 14:32

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="579119"]Come mai la Davis ventilata delude?  Strano...  :blink:[/quote]
Ciao ,la Davis ventilata è un'ottima stazione, tutto sta nel contesto dove si installa, se la installi in una zona ben ventilata come da me , non serve , infatti è la peggiore come prestazioni, ovviamente parliamo di valori di temperatura, se invece la installi in una zona dove il vento è debole o assente , è imbattibile, quindi prima di prendere una stazione meteo o schermo solare , fare uno studio sul microclima dove dobbiamo installare,  


-----------------------------------
Gab78
Sab 04 Giu, 2022 14:43

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="gladio70" post="579120"][quote user="Gab78" post="579119"]Come mai la Davis ventilata delude?  Strano...  :blink:[/quote]
Ciao ,la Davis ventilata è un'ottima stazione, tutto sta nel contesto dove si installa, se la installi in una zona ben ventilata come da me , non serve , infatti è la peggiore come prestazioni, ovviamente parliamo di valori di temperatura, se invece la installi in una zona dove il vento è debole o assente , è imbattibile, quindi prima di prendere una stazione meteo o schermo solare , fare uno studio sul microclima dove dobbiamo installare,  [/quote]

Ok, chiaro. Non deludente in senso assoluto, ma rapportata al particolare contesto. Nel caso specifico, situazione di vivace ventilazione naturale... 

Complimenti per i tuoi test, molto interessanti!  :inchino:


-----------------------------------
gladio70
Sab 04 Giu, 2022 14:56

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="579123"][quote user="gladio70" post="579120"][quote user="Gab78" post="579119"]Come mai la Davis ventilata delude?  Strano...  :blink:[/quote]
Ciao ,la Davis ventilata è un'ottima stazione, tutto sta nel contesto dove si installa, se la installi in una zona ben ventilata come da me , non serve , infatti è la peggiore come prestazioni, ovviamente parliamo di valori di temperatura, se invece la installi in una zona dove il vento è debole o assente , è imbattibile, quindi prima di prendere una stazione meteo o schermo solare , fare uno studio sul microclima dove dobbiamo installare,  [/quote]

Ok, chiaro. Non deludente in senso assoluto, ma rapportata al particolare contesto. Nel caso specifico, situazione di vivace ventilazione naturale... 

Complimenti per i tuoi test, molto interessanti!  :inchino:[/quote]



Grazie per i complimenti, 


-----------------------------------
gladio70
Sab 04 Giu, 2022 14:59

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Grazie per i complimenti, 
Grazie per i complimenti, 


-----------------------------------
gladio70
Sab 04 Giu, 2022 15:11

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Grazie per i complimenti, Grazie per i complimenti,  si non complessivamente, in questo caso parliamo di valori di temperature, è noto che tutte le stazioni o schermi ventilati in presenza di vento superiore ai 10km/h vanno in sofferenza rispetto ad uno schermo passivo , credo che comunque la Davis, debba prendere in considerazione l'idea di rinnovarsi , basta guardarsi attorno , la concorrenza galoppa, non basta rimanere sugli allori , bisogna progredire , la Vue è imbarazzante come prestazioni , la vp2 passiva a fianco ad uno schermo di valore  , si becca quel grado di scostamento, anche perché non hanno prezzo popolare , dovrebbero muoversi per rinnovarsi , altrimenti rimarrà solo il mito della Davis  ;)


-----------------------------------
Freddoforever
Sab 04 Giu, 2022 18:40

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Il Davis 7714 se la batte ancora  :lol: ha il sensore a sonda ecowitt ?

Non essendo più di la non ho più seguito le novità del mercato,cos'è il WITTBOY ?


-----------------------------------
gladio70
Sab 04 Giu, 2022 19:11

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="579137"]Il Davis 7714 se la batte ancora  :lol: ha il sensore a sonda ecowitt ?

Non essendo più di la non ho più seguito le novità del mercato,cos'è il WITTBOY ?[/quote]
Ciao, si il Davis 7714 ha il sensore sonda wh31ep della ecowitt , e con il sensore messo come si vede nella foto , tiene davvero il passo , peccato che i materiali di costruzione non siano al top, altrimenti entrava nell'olimpo dei grandi, la Wittboy è la nuova stazione 7-1 della ecowitt , la stiamo ancora testando , considera che è una entry level, comunque se si riesce di metterla a punto come si deve , ha la sua dimensione, soprattutto per chi non vuole spendere una fortuna per avvicinarsi alla metrologia,


-----------------------------------
Freddoforever
Sab 04 Giu, 2022 21:52

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="gladio70" post="579139"][quote user="Freddoforever" post="579137"]Il Davis 7714 se la batte ancora  :lol: ha il sensore a sonda ecowitt ?

Non essendo più di la non ho più seguito le novità del mercato,cos'è il WITTBOY ?[/quote]
Ciao, si il Davis 7714 ha il sensore sonda wh31ep della ecowitt , e con il sensore messo come si vede nella foto , tiene davvero il passo , peccato che i materiali di costruzione non siano al top, altrimenti entrava nell'olimpo dei grandi, la Wittboy è la nuova stazione 7-1 della ecowitt , la stiamo ancora testando , considera che è una entry level, comunque se si riesce di metterla a punto come si deve , ha la sua dimensione, soprattutto per chi non vuole spendere una fortuna per avvicinarsi alla metrologia,[/quote]

Grazie,ti ho scritto in pv per alcuni dettagli.


-----------------------------------
gladio70
Sab 11 Giu, 2022 08:20

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti , andamento schermi/stazioni di ieri 10/06/2022
giornata all'insegna della instabilità, anche se nella mia zona poche precipitazioni quasi nulle , comunque condizioni meteo che possono mostrare alcune differenze tra i vari sistemi , buona visione :bye:


-----------------------------------
gladio70
Gio 16 Giu, 2022 22:09

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buona sera a tutti andamento schermi/stazioni del 15-06-2022 
giornata soleggiata con vento debole/moderato da NW , guardate l'ultimo grafico del pdf , mostra la dufferenza di temperatura tra un meteoshield pro con wh32ep montato sul tetto , ed un meteoshield pro sempre con wh32ep montato al suolo ,  ;) buona visione  :bye:  :bye:


-----------------------------------
gladio70
Sab 18 Giu, 2022 17:43

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buon pomeriggio a tutti , andamento schermi/stazioni di ieri 17-06-2022,giornata durissima per le stazioni Ecowitt , guardate i grafici dalle ore 06:00 fino alle 09:00 periodo dove la ventilazione è assente ed il sole inizia a salire , in queste condizioni la Davis ventilata la fa da padrone  ;)  insieme al RAD-14 ,buona visione a tutti :bye:  :bye:


-----------------------------------
gladio70
Ven 24 Giu, 2022 11:10

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti , andamento schermi/stazioni di ieri 23/06/2022
dati e grafici molto interessanti nella giornata di ieri , dimostrano l'importanza del vento nel misurare la temperatura
guardate questo grafico , sbalzi di temperatura improvvisi al cambiare di direzione del vento,


-----------------------------------
gladio70
Dom 03 Lug, 2022 09:23

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti , andamento schermi/stazioni di ieri 02-07-2022 
c'è una novità , da qualche giorno ho cambiato lo schermo di riferimento , passando dal meteoshield pro al Rad-02 Metspec  , buona visione a tutti  ;)


-----------------------------------
gladio70
Sab 09 Lug, 2022 13:09

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti , andamento schermi /stazioni di eri 08/07/2022 
interessante vedere nel momento in cui inizia piovere , la reattività degli schermi ;)  buona visione


-----------------------------------
gladio70
Gio 14 Lug, 2022 09:34

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti , andamento schermi/stazioni di ieri 13/07/2022
giornata ventosa che per gli schermi è un grosso vantaggio , di conseguenza le differenze sono contenute , discorso diverso per la vp2 pro ventilata che è la peggiore in queste situazioni , :ohno:  buona visione a tutt


-----------------------------------
gladio70
Ven 22 Lug, 2022 17:33

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buon pomeriggio a tutti , andamento schermi/stazioni di ieri 21/07/2022
giornata bella tosta con temperature massime sui 35° , buona visione :smile:


-----------------------------------
gladio70
Lun 25 Lug, 2022 10:42

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti , andamento schermi del 24-07-2022 ,
Gionata emblematica per stabilire la qualità di uno schermo o stazione , ma anche di capire l'importanza del vento nella misurazione della temperatura ,dal sorgere del sole fino alle 10:30 della mattina vento quasi del tutto assente , guardate l'andamento delle ecowitt , poi l'andamento degli schermi solari, c'è un mondo  :D con questo non voglio dire che le AIO non sono buone o cose del genere , anzi... ma solo che stiamo su due livelli differenti , ;) anche VP2 pro ventilata in queste situazioni da il meglio di se , vi auguro una buona visione  :bye:  :bye:


-----------------------------------
gladio70
Gio 25 Ago, 2022 19:26

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti , ieri finalmente ho dipinto l'interno del davis 7714 di nero opaco, sono anni che si parla di questa cosa , ora è giunto il momento per vedere se questa modifica porta benefici , o è peggiorativa
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/davis_7714_interno_nero.jpg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/colorazione_piatto_aperto_.jpg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/bordino_superiore_nero.jpg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/davis_nero.jpg[/img] 
purtroppo ho constatato che il livello dell'acciaio usato è davvero basso  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/barre_fil_davis.jpg[/img]
mi son dovuto ricostruire tutte le barre filettate e viti, un lavoraccio :urted: 
vediamo che succede .


-----------------------------------
Freddoforever
Gio 25 Ago, 2022 19:58

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="gladio70" post="583713"]Buongiorno a tutti , ieri finalmente ho dipinto l'interno del davis 7714 di nero opaco, sono anni che si parla di questa cosa , ora è giunto il momento per vedere se questa modifica porta benefici , o è peggiorativa
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/davis_7714_interno_nero.jpg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/colorazione_piatto_aperto_.jpg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/bordino_superiore_nero.jpg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/davis_nero.jpg[/img] 
purtroppo ho constatato che il livello dell'acciaio usato è davvero basso  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/barre_fil_davis.jpg[/img]
mi son dovuto ricostruire tutte le barre filettate e viti, un lavoraccio :urted: 
vediamo che succede .[/quote]

Seguo con molto interesse  :ok:


-----------------------------------
gladio70
Ven 26 Ago, 2022 13:01

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti , ecco i dati del primo giorno di test del Davis 7714 con il nero all'interno
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/andamento_davis_7714_nero_del_25_08_2022.jpg[/img] 
davvero un ottima prestazione , anche se non bisogna dare troppa importanza , c'era abbastanza vento qualche nuvola, però possiamo dire che in queste condizioni meteo il davis tiene il passo dei Big, continuiamo a testare  :ok:


-----------------------------------
Freddoforever
Ven 26 Ago, 2022 20:09

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Come va la ws90 rispetto alla ws 80 ?


-----------------------------------
gladio70
Ven 26 Ago, 2022 21:49

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="583739"]Come va la ws90 rispetto alla ws 80 ?[/quote]
.in questo momento ti consiglierei ancora la ws80 ma siamo li , ovviamente hanno tutte e due la correzione automatica della temperatura , [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/confronto_ws90_ws80_25_08_2022.png[/img] 
ma si sta ancora lavorando sulla ws90 , manca poco per renderla una buona stazione multifunzione, ovviamente sempre nella fascia entry level  :smile:


-----------------------------------
gladio70
Sab 27 Ago, 2022 10:19

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
ancora conferme nella giornata di ieri 26-08-2022 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/test_davis_nero_del_26_08_2022_bis.jpg[/img]  il confronto è fatto con un meteoshield pro ,
ma continuiamo con il test  :smile:


-----------------------------------
gladio70
Dom 28 Ago, 2022 08:53

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti , nella giornata di ieri 27/08/2022 il Davis black si è comportato alla grande , giornata con buona radiazione solare e vento debole . soprattutto nella prima parte di giornata , la prestazione del Davis è davvero super , 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/confronto_new_metpro_davis_7714_black.jpg[/img] 
sta superando le mie aspettative  :D ma continuiamo a testare  :ok:


-----------------------------------
gladio70
Lun 29 Ago, 2022 12:32

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
continua il test del Davis  7714 , questi dati di ieri 28/08/2022 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/test_davis_black_28_08_2022.png[/img] 
ancora molto bene  :ok:


-----------------------------------
gladio70
Mar 30 Ago, 2022 12:10

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti i dati di ieri 29/08/2022
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/confronto_new_metpro_davis_7714_black_del_29_08_2022.png[/img]   
giornata di ieri con parecchia instabilità , ma servono anche queste giornate per vedere il comportamento del davis black , e tutto sommato è andato piu' che bene  :ok:


-----------------------------------
gladio70
Gio 15 Set, 2022 22:09

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buonasera, per seguire il test del Davis 7714 black , basta cliccare su questo link https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1LgbVZBf5t5G5lxqzfAfQl1uPiBX1PGNKk#p=1 i dati del test sono caricati giornalmente, in più si possono scaricare i dati da quando il test è iniziato , buona visione a tutti


-----------------------------------
gladio70
Mar 20 Set, 2022 16:27

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
buon pomeriggio a tutti, ieri ancora una buona giornata per vedere le differenze tra schermi e stazioni
buona visione, vi aggiungo anche il test del davis 7714 black che continua ad andare alla grande  :lol:


-----------------------------------
gladio70
Sab 01 Apr, 2023 14:35

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buon pomeriggio a tutti, a breve riprenderanno i confronti tra schermi e stazioni meteo , ci sono stati dei cambiamenti importanti nella postazione, e cioè la postazione è stata spostata dal tetto al suolo , qualche schermo e stazione non ci sono più, ma altre si sono inserite 
[img]https://i.postimg.cc/CKGRsS4Z/Screenshot-2023-04-01-14-06-20-530-edit-com-miui-gallery.jpg[/img]
Tenetevi pronti


-----------------------------------
dudu57
Sab 01 Apr, 2023 17:05

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Grandioso :force:  :force:


-----------------------------------
green63
Sab 01 Apr, 2023 22:07

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
I miei più sinceri complimenti Ivano, ottimo setup e in grado di mettere in difficoltà qualunque soluzione, sono certo sarà spunto per ottime considerazioni  ;) 

M.


-----------------------------------
dudu57
Dom 02 Apr, 2023 08:36

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
una foto di quello new setup sarebbe (credo) cosa gradita a questa comunità  :ok:  grazie antecipitamente


-----------------------------------
gladio70
Dom 02 Apr, 2023 10:31

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
La foto bastava cliccare sopra , comunque eccola  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/screenshot_2023_04_01_14_06_20_530_edit_com_miui_gallery.jpg[/img]


-----------------------------------
dudu57
Dom 02 Apr, 2023 10:43

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=23/13/d28k.png][img]https://zupimages.net/up/23/13/d28k.png[/img]

 8)) hmm vedend solo quella vignetta ... comunque thnx


-----------------------------------
dudu57
Dom 02 Apr, 2023 12:02

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
:) un classe meritevole aspetto i primi trend :)-
https://seremange-meteolive.franceserv.com/wxmbridgeBarani.html


-----------------------------------
gladio70
Dom 02 Apr, 2023 12:37

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Ed eccoci ai primi dati di ieri 01-04-2023 , ancora non molto indicativi , temperature massime sui 21/22°  ma l'unica a soffrire è la vp2 pro passiva , è una postazione molto dura per gli schermi /stazioni , ma vedremo piu' avanti.


-----------------------------------
dudu57
Dom 02 Apr, 2023 13:57

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
:ok: consiglio una spunta di lettura qui :
https://blog.meteodrenthe.nl/2023/02/03/how-to-use-the-ecowitt-gateway-gw1000-gw1100-local-api/
è attualmente il nostro sistema di rilevamento che abbiamo deciso collegiamente di adottare ...
senza pretesa  :inchino: 
buona lettura  :)-


-----------------------------------
gladio70
Dom 02 Apr, 2023 14:10

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="dudu57" post="597226"]:ok: consiglio una spunta di lettura qui :
https://blog.meteodrenthe.nl/2023/02/03/how-to-use-the-ecowitt-gateway-gw1000-gw1100-local-api/
è attualmente il nostro sistema di rilevamento che abbiamo deciso collegiamente di adottare ...
senza pretesa  :inchino: 
buona lettura  :)-[/quote]
Sono al corrente di quanto detto nel link sopra , ma il 99,99% di questo Forum ma anche degli altri usa il nostro sistema di estrapolazione dei dai , , quando deciderò di cambiare sistema , lo farò per me stesso ,  :ok:


-----------------------------------
dudu57
Lun 03 Apr, 2023 14:47

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
salve,
https://admin.meteobridge.com/00eb674fcfbc3d116fa4e998ea34eaa4/public/chart.cgi?chart=wxGW1000.metachart&res=min60&lang=en&start=D1&stop=D0
= andamento oggi risoluzione oraria sufficiente x i nostri scopi Ndr ...  :ok:


-----------------------------------
dudu57
Mar 04 Apr, 2023 09:47

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
trend yesterday 03.04.2023 in postazione 

[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=23/14/4y41.jpg][img]https://zupimages.net/up/23/14/4y41.jpg[/img]


-----------------------------------
gladio70
Mar 04 Apr, 2023 11:34

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti , dati del 02-04-2023 e 03-04-2023 , nel giorno di ieri tanta pioggia , ma nessun problema ,dati della vp2 pro del giorno 03 mancanti sito in manutenzione , speriamo di risolvere presto  :bye:


-----------------------------------
dudu57
Mer 05 Apr, 2023 16:19

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti , dati ieri 04-04-2023  :ok:


-----------------------------------
dudu57
Gio 06 Apr, 2023 08:37

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Report di ieri, postazione  :smile:


-----------------------------------
gladio70
Gio 06 Apr, 2023 12:08

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti , andamento schermi/stazioni del 04/04/2023 05/04/2023 , giornate non proprio ideali per fare confronti , ma utili lo stesso


-----------------------------------
dudu57
Sab 08 Apr, 2023 09:03

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
debbo ammettere comme lo faceva già in passato il mio maestro in materia  :D  che che, a fronte di un interesse per questo post, non corrisponde altrettanta partecipazione  :bye:


-----------------------------------
gladio70
Sab 08 Apr, 2023 12:21

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti , report di ieri 07/04/2023 
giornata un pò così, interessante intorno alle 19:20 -20:00 la Davis passiva sembra non reggere il confronto, buona visione a tutti :bye:  :bye:


-----------------------------------
gladio70
Sab 08 Apr, 2023 12:23

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="dudu57" post="597408"]Report di ieri, postazione  :smile:[/quote]
strano il comportamento del Rad 14 alla prima radiazione , da me è l'unico che non soffre di questa problematica ,


-----------------------------------
dudu57
Sab 08 Apr, 2023 15:54

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
https://zupimages.net/up/23/14/9x78.png

https://zupimages.net/up/23/14/21kw.png

https://zupimages.net/up/23/14/vi9w.png

https://zupimages.net/up/23/14/sck5.png


 :confuso:  ciao andamento ieri  :)  non si ravvisa la "perplessità" posta in narrativa ... rimaniamo sempre nella toleranza strumentale e c'è poi da notare anche x il Comet f8004 il sht45 SENZA FILTRO !! è in posizione centrale con l'aiuto di un gabarit print 3D  :ok:


-----------------------------------
gladio70
Dom 09 Apr, 2023 08:34

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti e Buona Pasqua, :love:  report di ieri 08/04/2023

giornate ancora non ottimali , ma sempre utili da analizzare , si possono notare alcuni picchi quando il sole inizia a salire , ciò può dipendere da radiazione riflessa sul sensore o maggiore reattività dello schermo , la nota dolente rimane sempre la prestazione della Davis passiva  :mah:  buona visione a tutti


-----------------------------------
dudu57
Dom 09 Apr, 2023 08:51

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
per me è più facile con il mio chart dinamico  :D anche se sono sempre più perplesso x la gestione dell'api ecowitt ma questo esula dell'argomentazione in merito  :wink: 
https://admin.meteobridge.com/00eb674fcfbc3d116fa4e998ea34eaa4/public/chart.cgi?chart=wxGW1000.metachart&res=min5&lang=en&start=D2&stop=D1


-----------------------------------
dudu57
Lun 10 Apr, 2023 09:49

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti , prseguaimo il confronto in postazione  :smile:  
andamento schermi/stazioni del 09/04/2023   :bye:


-----------------------------------
andrea75
Lun 10 Apr, 2023 11:15

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Complimenti per il lavoro certosino, e grazie per la condivisione! ;)


-----------------------------------
dudu57
Lun 10 Apr, 2023 13:52

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="597567"]Complimenti per il lavoro certosino, e grazie per la condivisione! ;)[/quote]

 :bye:  grazie Andrea anche a nome di tutti gli appassionati  :ok:


-----------------------------------
gladio70
Mar 11 Apr, 2023 11:57

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti , report di ieri 10/04/2023 , giornata con parecchia instabilità , da oggi andrà meglio in termini di radiazione ,comunque questi i dati...
buona visione a tutti


-----------------------------------
gladio70
Mar 11 Apr, 2023 11:58

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="597567"]Complimenti per il lavoro certosino, e grazie per la condivisione! ;)[/quote]
Grazie , è un vero piacere  ;)


-----------------------------------
dudu57
Mar 11 Apr, 2023 12:34

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
proseguiamo il piacere di condividere  :inchino:


-----------------------------------
dudu57
Mer 12 Apr, 2023 10:41

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
ciao il mio report ieri 10/04/2023 in postazione  :ok:


-----------------------------------
gladio70
Mer 12 Apr, 2023 16:11

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti , report di ieri 11/04/2023 ,
giornata con buona radiazione solare , ma anche vento , che attenua le differenze , questo discorso vale per tutti gli schermi , tranne per vp2 pro passiva , che va sempre piu' in altooooo :urted:  
Buona visione a tutti  :bye:  :bye:


-----------------------------------
gladio70
Ven 14 Apr, 2023 16:28

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti , report di ieri 13-04-2023
da notare davis 7714 black , rad-02, e vp2 , un pò infreddoliti durante la notte, molto meglio la vp2 passiva con vento sostenuto :lol: 
buona visione a tutti  :bye:  :bye:


-----------------------------------
dudu57
Sab 15 Apr, 2023 09:02

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Ammazza che partecipazione qui  :D 
ecco i miei dati di ieri  :ok: 
ps/ oggi manutazione in postazione riposizionnero' un davis sht31 gentilmente prestato da un mio amico francese  :D (Ndr per chi lo conosce) dentro il Comet

[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1552/img_3713_horz.jpg[/img]


-----------------------------------
dudu57
Lun 17 Apr, 2023 10:33

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
grafico con range ridotto giornata di ieri
credo che questi dati non siano normali ? un problema di allineamento sensori ? problemi del sht31 davis dentro il Comet  ?
vediamo se ci saranno dei "commenti" al riguardo per capire al momento quale sia il problema  :ziped:


-----------------------------------
gladio70
Lun 17 Apr, 2023 19:50

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti , report del giorno 15-16/04/2023
giorno 15 giornata tranquilla , il vento ha messo tutti tranquilli, eccetto la vp2 pro , giorno 16 piu' o meno la stessa cosa , la pioggia caduta dal pomeriggio non ha creato scompensi di sorte, Buona visione a tutti


-----------------------------------
gladio70
Mar 18 Apr, 2023 11:02

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti report di ieri 17/04/2023 giornata con nubi e sole ma anche pioggia nella prima mattinata, dai dati si nota una leggera sofferenza del Rad-02 , e l'agonia della vp2 pro passiva  :urted:
buona visione a tutti


-----------------------------------
dudu57
Mar 18 Apr, 2023 12:07

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
report di ieri 17/04/2023


-----------------------------------
dudu57
Gio 20 Apr, 2023 09:19

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Aggiorniamo la dsicussione con i report di ieri 19.04.2023
integrando anche l'andamento a confronto della Davis passiva VP2 anch'essa in postazione  :wink:


-----------------------------------
gladio70
Ven 21 Apr, 2023 10:29

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti , report di ieri 20/04/2023 , giornata di ieri abbastanza movimentata , con schermature abbastanza nervose nel loro andamento, la vp2 pro indecifrabile  credo che a breve la faccio diventare ventilata , ormai si è capito che nel contesto in cui si trova , non è per niente a suo agio , :lol: noltre c'è una variazione in postazione , esce il RAD-02 , ed entra il meteoshield pro di 2° generazione, buona visione a tutti  :bye:  :bye:


-----------------------------------
dudu57
Ven 21 Apr, 2023 11:31

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
io non cambio nulla nel setup  :D  trend di ieri 20.04.2023
mentrer questo andamento confronto la davis 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1552/trend_vp21_vert.jpg[/img]


-----------------------------------
gladio70
Sab 22 Apr, 2023 09:58

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti report di ieri 21/04/2022 , giornata con una buona radiazione e con vento molto debole a tratti assente , direi quasi ideale per fare dei confronti , mancano le temperature alte , ma siamo sopra i 20° nelle ore centrali, da notare il confronto tra il meteoshield pro di 3° generazione con quello di 2° generazione , ;) ma anche l'ottimo comportamento del RAD-14 , la vp2 passiva va per conto suo , con uno scostamento medio nelle ore 08:00 alle 18:00 di 1,1°  :blink: credo che sia arrivata l'ora di cambiare , infatti dalle ore 19 circa di ieri , l'ho riportata a ventilata , [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/davis_ventilata.jpg[/img]  vediamo se le cose migliorano sicuramente si ,buona visione a tutti :bye:  :bye:


-----------------------------------
dudu57
Sab 22 Apr, 2023 10:21

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Continuo a postare QUI ed ALTROVE (che piaccia o meno Ndr) e nel caso qualcun'altro volesse anche contribuire senza polemiche e rimanendo in tema :eek:  :x


-----------------------------------
gladio70
Sab 22 Apr, 2023 10:50

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
certo , puoi postare dove vuoi , anzi magari altri postassero i loro confronti , se qualcuno li fa ,,, la mia risposta di la intendeva altro ,  ;)  ma giacchè ti chiedo , vedo che fai un confronto anche con la davis ,(Passiva? ventilata?) e ci metti sht31 come sensore , ma è il suo? ho è un ep?  una foto della davis in postazione è possibile ?


-----------------------------------
dudu57
Sab 22 Apr, 2023 11:26

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="gladio70" post="597984"]certo , puoi postare dove vuoi , anzi magari altri postassero i loro confronti , se qualcuno li fa ,,, la mia risposta di la intendeva altro ,  ;)  ma giacchè ti chiedo , vedo che fai un confronto anche con la davis ,(Passiva? ventilata?) e ci metti sht31 come sensore , ma è il suo? ho è un ep?  una foto della davis in postazione è possibile ?[/quote]

sono 2 davis in postazione 7346.070 sensiron sht31 nuova gen con offset 0.5°C 
non sono schermi "rif." gli altri montano tutti [b]sht45 without filter[/b]
ma andamenti in linea tra loro ...
vedi foto nuovo step qui :
https://www.infoclimat.fr/stations-meteo/photos-stations/000T5/092bf5a2abd684dsgz57setup-2023-04-17-133649png.png
at 180cm suolo e distano 100cm entrambi


-----------------------------------
gladio70
Sab 22 Apr, 2023 11:59

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="dudu57" post="597985"][quote user="gladio70" post="597984"]certo , puoi postare dove vuoi , anzi magari altri postassero i loro confronti , se qualcuno li fa ,,, la mia risposta di la intendeva altro ,  ;)  ma giacchè ti chiedo , vedo che fai un confronto anche con la davis ,(Passiva? ventilata?) e ci metti sht31 come sensore , ma è il suo? ho è un ep?  una foto della davis in postazione è possibile ?[/quote]

sono 2 davis in postazione 7346.070 sensiron sht31 nuova gen con offset 0.5°C 
non sono schermi "rif." gli altri montano tutti [b]sht45 without filter[/b]
ma andamenti in linea tra loro ...
vedi foto nuovo step qui :
https://www.infoclimat.fr/stations-meteo/photos-stations/000T5/092bf5a2abd684dsgz57setup-2023-04-17-133649png.png
at 180cm suolo e distano 100cm entrambi[/quote]

ok, ottimo, l'andamento della tua Davis è grosso modo accettabile , anche se ha dei picchi , ma considera la non buona radiazione e comunque una discreta ventilazione , nella mia postazione già stiamo a buoni valori di radiazione e la ventilazione è scarsa a volte assente , e sicuramente non è un luogo idoneo a posizionare una davis passiva , mentre già oggi con lo schermo ventilato è tutta un'altra storia .


-----------------------------------
dudu57
Sab 22 Apr, 2023 14:29

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
http://valdefench57sgz.franceserv.com/weatherlink/load_wl2.php

http://seremange-meteolive.franceserv.com/weatherlink/load_wl2.php


-----------------------------------
gladio70
Dom 23 Apr, 2023 14:36

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
buon pomeriggio a tutti , report di ieri 22/04/2023 , giornata con buona radiazione solare e vento molto debole , una buona giornata per confrontare schermi e stazioni ,oggi è successo il miracolo :D  la Davis vp2 pro ventilate è la migliore in postazione , ma questo era da aspettarselo , condizioni ideali per uno schermo ventilato ,Buona visione a tutti  :bye:  :bye:


-----------------------------------
dudu57
Dom 23 Apr, 2023 16:01

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
report di ieri 22/04/2023   :zzz:


-----------------------------------
gladio70
Mar 25 Apr, 2023 11:26

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti , dati di ieri 24/04/2023
giornata tranquilla , il vento un pò piu' sostenuto ha messo d'accordo tutti ;) con l'aumentare del vento qualche decimo in piu' la davis ventilata lo prende ,ma poca roba , recupera nel tardo pomeriggio quando il vento si calma , ma mediamente è li....buona visione a tutti  :bye:  :bye:


-----------------------------------
dudu57
Mar 25 Apr, 2023 13:01

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
dati di ieri 24/04/2023 idem giornata tranquilla  :lol:


-----------------------------------
dudu57
Mer 26 Apr, 2023 13:46

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
:eek:  speculazioni selvagge da parte mia stamattina vedendo il trend ventilato vs./ metpro3 
all'aumentare del solar quasi +1° di differenza registrato ?


-----------------------------------
dudu57
Mer 26 Apr, 2023 13:48

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Questo è un grafico interessante. La mancanza di vento salta all'attenzione.
Il Gen 3 potrebbe essere in ritardo a causa della mancanza di ventilazione al mattino presto ?
se ci sono lumi in materia   :blink:


-----------------------------------
green63
Mer 26 Apr, 2023 13:59

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="dudu57" post="598121"]Questo è un grafico interessante. La mancanza di vento salta all'attenzione.
Il Gen 3 potrebbe essere in ritardo a causa della mancanza di ventilazione al mattino presto ?
se ci sono lumi in materia   :blink:[/quote]

la prima parte del tuo messaggio contiene già la risposta corretta  ;) 

in un sistema complesso sensore+schermo la costante di tempo è strettamente legata, oltrechè alla conformazione dello schermo, alla ventilazione, tanto essa è minore tanto maggiore sarà la costante di tempo, o meglio conosciuta reattività.

In linea di principio si sarebbe pertanto portati a pensare che il sistema che, in tali condizioni, registra le temperature più elevate, sia quello presumibilmente più vicino alla realtà ma dato che, come sappiamo, le variabili, o meglio, i trasferimenti termici in gioco sono pressocchè infiniti, e in assenza di conoscenza del misurando, si applica la regola che si attua già in ambiti professionali evoluti, ergo la media dei due rilevamenti.

M.


-----------------------------------
gladio70
Gio 27 Apr, 2023 09:07

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti , dati del 25/26/04/2023
buona visione a tutt  :smile:


-----------------------------------
dudu57
Gio 27 Apr, 2023 12:15

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
dati del 25/26/04/2023


-----------------------------------
gladio70
Sab 29 Apr, 2023 09:07

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti , dati di ieri 28/04/2023 giornata con scarsa ventilazione e buona radiazione solare , buone anche le temperature , con media nelle ore con il sole , superiore ai 20° , condizioni quasi ideali per la Davis ventilata , che insieme al RAD-14 sono i vincitori di giornata , ( ovviamente parliamo di inezie , uno 0,1/0,2 decimi) tutto sommato si difende bene anche il Davis 7714 con l'interno colorato di nero, ma bene anche gli altri  :ok: 
buona visione a tutti  :bye:  :bye:


-----------------------------------
dudu57
Sab 29 Apr, 2023 09:38

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
dati del 27/04/2023  :sunny:


-----------------------------------
gladio70
Lun 08 Mag, 2023 09:34

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti ,riprendiamo con i confronti dopo una settimana di clima a dir poco perturbato, report dei giorni 06-07/05/2023, finalmente due giorni buoni , con radiazione buona e vento debole,
POSTAZIONE:  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2051/postazione_finale_suolo_mod.jpg[/img] 
due giornate toste , soprattutto quella di ieri , dove nella mattinata il vento assente o debolissimo ha messo in crisi alcuni schermi . queste condizioni sono ideali per la vp2 pro ventilata , ma anche per il FARS della Barani, da notare che ogni qual volta il vento cala o manca , la vp2 pro prende il comando delle operazioni , "in mattinata /tardo pomeriggio"  ;) Buona visione a tutti  :bye:  :bye:


-----------------------------------
dudu57
Lun 08 Mag, 2023 10:22

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
:D  finalmente si riparte dati 07 e 08/05/2023


-----------------------------------
gladio70
Dom 21 Mag, 2023 17:43

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
buon pomeriggio a tutti , riprendiamo con i confronti , anche se il clima non è proprio ottimale , report del 19-20/05/2023
giornate caratterizzate da scarsa ventilazione , il 19 con buona radiazione , mentre il 20 radiazione piu' bassa , condizioni ideali per la davis vp2 pro vent , ma anche il rad 14 si distingue in simili condizioni ;) 
buona visione a tutti .


-----------------------------------
dudu57
Lun 22 Mag, 2023 08:58

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
si finalmente  :lol:  continuiamo i confronti, report del 20-21/05/2023  :smile:


-----------------------------------
gladio70
Mer 24 Mag, 2023 12:26

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti , report del 22-23/05/2023 postazione :
due giornate buone , con radiazione solare alta e vento debole a tratti assente , le temperature iniziano ad alzarsi con punte sui 26/27° , i vari sistemi hanno reagito bene , nessuno è andato in difficoltà, grosso modo nei momenti piu' critici hanno reagito molto bene rimanendo nella tolleranza strumentale , qualche sbalzo alla mattina quando il sole alza in assenza di vento , dovuti alla reattività degli schermi , se proprio vogliamo fare una classifica :lol: 
1)RAD 14 2)meteoshield pro 3° generazione e via via gli altri , ma parliamo del nulla  ;) buona visione a tutti


-----------------------------------
dudu57
Gio 25 Mag, 2023 13:11

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
masters last 2 ultimi giorni RAS  :lol:


-----------------------------------
gladio70
Sab 27 Mag, 2023 19:09

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buon pomeriggio a tutti , report del 25-26/05/2023
Temperature che inizio ad essere interessanti , così come la radiazione solare , ;) da notare l'andamento della vp2 pro vent all'aumentare del vento, per il resto tutto nella norma :bye:  :bye:


-----------------------------------
dudu57
Dom 28 Mag, 2023 09:47

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
:ok:  fra poco in postazione un TS-100 Apogee
onde monitorrare il FAN-RPM anche a confronto con il ventilato Barani e FARS-wired 
https://blog.meteodrenthe.nl/2023/04/28/controlling-fan-speed-on-a-barani-design-prototype-fars/


-----------------------------------
dudu57
Dom 28 Mag, 2023 13:21

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
aggiungo i miei report del 26-27/05/2023
ripeto quanto detto dal "collega"  :D  x le Tx + solar e  "per il resto tutto nella norma" , ndr  :lol:


-----------------------------------
gladio70
Dom 28 Mag, 2023 18:24

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
[quote user="dudu57" post="599529"]:ok:  fra poco in postazione un TS-100 Apogee
onde monitorrare il FAN-RPM anche a confronto con il ventilato Barani e FARS-wired 
https://blog.meteodrenthe.nl/2023/04/28/controlling-fan-speed-on-a-barani-design-prototype-fars/[/quote]

uhmm , non la vedo bene , l'apoge con quei sensori difficilmente darà molte soddisfazioni  :roll:  serve un sensore di dimensioni molto piu' ridotte , ma vedremo ....


-----------------------------------
green63
Dom 28 Mag, 2023 22:36

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Do il mio modesto parere, ho avuto modo di testare l'Apogee TS-100 in diverse configurazioni, compreso l'utilizzo dei wh-EP sia con capsula che senza, ma con risultati un poco deludenti, le cose sono drasticamente cambiate quando utilizzai un datalogger Novus con sonde RTD in classe A con diametro di 4mm

il ts-100 chiede sensori quanto più possibile di piccole dimensioni e di forma cilindrica, nei miei primi test rimaneva sempre più "caldo" del Barani Pro con radiazione, anche con ventola alla massima velocità

a velocità ridotta del 50% e sensore RTD ottenni mediamente questo

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2023_05_22_08_22_57.jpg[/img] 

la configurazione era questa, la scatola stagna contiene il datalogger Novus

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2023_05_22_09_05_58.jpg[/img] 

ciò non toglie assolutamente l'interesse per questo test, come giustamente detto, vedremo, è solo il mio modesto e umile parere  ;) 

M.


-----------------------------------
dudu57
Gio 01 Giu, 2023 09:56

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
:lol: m'illumino di meno e premetto che ero perfettamente a conoscenza che il TS-100 non era adatto alla sensoristica "classica" wh-EP
la scelta di un SHT45 x (noi) è ovvia per mantenere la coerenza con gli altri schermi.
quindi si dubbi sulla rilevanza di un SHT in un TS-100
in un Pro3/Rad un SHT ha una posizione verticale centrale, in un TS-100 un SHT avrà una posizione obliqua.
questa posizione = illogica per un SHT
x cui ribadisco abbiamo in progetto altri setup in corso di valutazione a riguardo della sensoristica x l'Apogee 
poi si valuterà anche con la (nostra) "modesta e umile" esperienza  amatoriale ........We'll see, as they say..........


-----------------------------------
gladio70
Sab 03 Giu, 2023 12:20

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno a tutti report del 01-02/06/2023
postazione :


-----------------------------------
dudu57
Lun 05 Giu, 2023 10:10

Re: Confronto Schermi Solari
-----------------------------------
:D  UP se interesse aggiorno prossima opzione scelta x l'Apogee TS-100
sensore ST-110-SS : https://www.apogeeinstruments.com/st-110-ss-thermistor-temperature-sensor/
trattativa in corso x un lotto da abbinare ai nostri 3 setup  :wink:  e messa in postazione Pro3/FARS/TS-100
ps/ idem x il PCB anch'esso in corso di sviluppo tecnico  :lol:


